72 SU TALUNI NUOVI STRUMENTI 



mente dal parallelo. Ora dai recenti studi è provato che esistono delle 

 anomalie , la cui causa io ritengo evidente debba cercarsi nella irtu- 

 guale distribuzione della densità nella crosta terreste. Or essendo tali 

 esperimenti eseguiti lungo le coste e però ove il mare non è molto pro- 

 fondo, è molto probabile che essa debba avere influito anche sulle oscil- 

 lazioni del pendolo. Ritengo in altri termini che le osservazioni delle 

 oscillazioni di questo possano fornire esatto criterio riguardo alla inten- 

 sità della gravità, ma non riguardo alla misura del livello del mare. 



Ritornando dunque al nostro soggetto cioè al metodo migliore per 

 rintracciare l' esatta densità della terra , io devo osservare che atteso 

 l' immensa importanza della completa soluzione di codesto problema, 

 non conviene desistere dalle esperienze e osservazioni specialmente 

 quando si ha molta speranza di riuscire ad un risultato migliore. Sono 

 di opinione che bisogna rifarle con talune modificazioni che le rendano 

 più palesi e sicure. Infatti se si eseguono in un sito molto più pro- 

 fondo, la densità del cui strato soprastante sia perfettamente conosciuta, 

 si possono ottenere risultati migliori. 



Io propongo di rifare gli esperimenti nelle grandi profondità del mare 

 con l'apparecchio di cui dirò di seguito, che si potrebbe impunemente 

 fare discendere a mille o due mila metri. L' apparecchio consiste in 

 un pendolo annesso ad un cronometro situato in una cassetta metallica 

 il cui coperchio si chiude a vite. Dentro di essa va collocato un ma- 

 nometro registratore della pressione esterna dell'acqua. Un pendolo e 

 un orologio simile devono trovarsi pure sulla nave ove è l'osservatore. 

 Quando la cassetta è giù al posto designato, entrambi i pendoli si met- 

 tono in movimento contemporaneamente per mezzo dell' elettricità. A 

 tal uopo i due pendoli sono trattenuti dall' ultimo dente della traver- 

 sina A B (Tav. 2, fig. 16), la quale, come si vede nella figura, è tenuta 

 ferma e vicino alla traversina EF per mezzo delle due molle C, D. Essa 

 è munita di 9 denti (più o meno) le cui estremità acuminate si impe- 

 gnano in altrettanti fori della traversina E F. Ora quando si fa passare 

 la corrente, questa agisce sopra un'elettrocalamita, la quale attirando 

 la relativa armatura distacca la traversina A B, mettendo in libertà il 

 pendolo. Quando poi si chiude il circuito, la traversina A B ritorna 

 presso E F e il pendolo viene trattenuto da uno dei denti , sicché si 

 può con tal mezzo conoscere anche una piccola frazione di oscillazione. 



In questa maniera le valutazioni si possono fare molto più esatta- 

 mente rilevando con precisione 1' accelerazione della gravità ad una 

 data profondità. 



Sebbene l'effetto della forza centrifuga è trascurabile, trattandosi di 



