96 SU TALUNI NUOVI STRUMÉNTI 



È cosi anche che una moltitudine di nuovi e delicati sismografi sì 

 sono ideati e costruiti per studiare e registrare l'andamento delle onde 

 sismiche. Da noi molti valenti scienziati vi si sono dedicati : Palmieri, 

 De Eossi, Galli i quali hanno costruito ottimi strumenti e poi Bertelli, 

 Serpieri , Malvasia , De Andreis ed altri i quali pure hanno costruito 

 altri pregevoli apparecchi. Recentissimamente il signor G. Agamennone 

 (Renclic. Accad. Lincei) ha descritto un Registratore di terremoti a dop- 

 pia velocita- 

 li sismografo da me proposto mi pare presenti dei vantaggi indiscu- 

 tibili , tenuto conto della sua semplicità, sensibilità e solidità. Lo ho 

 chiamato cumulativo . perchè con esso sono indicate tanto le scosse 

 sussultorie che le ondulatorie. Esso si può benissimo adattare al Mete- 

 reografo automatico alpino , di cui sopra ho dato la descrizione. Per 

 quest' ultimo io ho anche proposto un' altro sismografo atto esclusiva- 

 mente a segnalare le scosse ondulatorie e che consiste in una bacinella 

 a vari settori con mercurio. 



Le figure 22, 22 bii (le cui lettere sono identiche per designare le sin- 

 gole parti) rappresentano entrambi il Sismografo cumulativo, la figura 

 22 di fianco, la figura 22 bii in sezione. Esso consiste essenzialmente in 

 una sfera di ottone A munita di quattro appendici appuntite D E F G 

 che stanno di prospetto ad altrettanti sottili calotte di ottone HKML 

 sostenute da altrettante molle. spirale ISf P Q, ; l'estremità delle appen- 

 dici sono alla loro volta terminate in altrettanti sottilissime spirali le 

 cui estremità lambono la superficie delle callotte senza però toccarla. 

 La sfera è sostenuta da un filo sottile di acciaio (X) lungo circa 5 metri 

 e sostiene una delicatissima- molla spirale S finita in basso con una 

 punta sottile che è appena discosta dalla superficie del mercurio con- 

 tenuto nella vaschetta "W Y (fig. 22). Le quattro molle spirali e i de- 

 schietti sono sostenuti da un grosso anello ( di ebanite o di altra so- 

 stanza V X ) e sono attaccate ad esso per mezzo delle viti di pressione 

 R S T U ( fig. 22 bis ). Il detto anello è alla sua volta sostenuto da due 

 piedi -=■ ( > (fig. 22), le cui estremità superiori sono ferme con due viti di 

 pressione V X (fig. 22, 22 Ws ) e le estremità inferiori si ricurvano conti- 

 nuandosi con una lamina invitata con quattro viti a due tavole di so- 

 stegno. Devo aggiungere che il filo À è attorniato da un tubo cilin- 

 drico che impedisce lo spostamento prodotto dalle correnti di aria , e 

 che l'intero strumento è custodito in un grande rettangolo di vetro per 

 impedire pure il movimento dell'aria. 



Ciò premesso, se supponghiamo accada una leggerissima scossa ondu- 

 latoria , per l' inerzia evidentemente 1' estremità superiore del filo ''•, 



