146 



529.) die wir, so weit es des Verständnisses halber nötbig erschien 

 hier mit aufnehmen. 



Unmittelbar nach der Bereitung pflegen die fixirten Normal- 

 streifen etwas zu verbleichen, und wie aus Versuchen hervorgeht, ist 

 nicht das Licht die Ursache dieses Erblassens, da dasselbe auch im 

 Dunkeln stattfindet; nach einigen Wochen aber wird die Schwärzung 

 vollkommen permanent. 



Der Normalstreifen wird graduirt und der Werth der Schwärze 

 durch Schätzung an den einzelnen Stellen bestimmt. — Soll nun eine 

 photographische Messung ausgeführt werden, so wird ein Stück Normal- 

 silberpapier auf ein sogenanntes Insolationsband geklebt, d. h. auf 

 ein rechteckiges Stück Papier, welches etwa in der Mitte von einer 

 Anzahl kreisförmiger Löcher durchbrochen ist, die genau in einer 

 Linie liegen, gleiche Abstände haben und der Längenausdehnung des 

 Streifens parallel laufen. An dem einen Ende befindet sich eine Scala, 

 deren Theilstriche genau so weit von einander entfernt sind, als die 

 Mittelpunkte der einzelnen Löcher. So vorbereitet kommt das 

 Insolationsband in den Insolationsapparat, d. h. in eine enge Messing- 

 lade von 174 mm . Länge und 120mm Breite, welche an den zwei Enden 

 offen und gerade so weit ist, dass das Insolationsband hineingescho- 

 ben werden kann. Befindet sich der erste Scalenstrich an dem Rande 

 der Lade, dann steht das erste Loch des Bandes unter einer etwas 

 grösseren Oeffnung der Lade, die vorläufig durch einen Schirm ge- 

 schlossen ist, der nur zur Zeit des Versuchs auf einige Secunden ge- 

 öffnet wird. Ist nun die Lichtintensität sehr gross, so wird durch 

 das Oeffnen und Schliessen ein merklicher Fehler veranlasst, den 

 man vermeidet, wenn man über der Oeffnung eine Scheibe mit be- 

 liebiger Geschwindigkeit rotiren lässt, aus der an einer oder meh- 

 reren Stellen Segmente von bestimmter Grösse ausgeschnitten sind. 

 So kommt nur ein aliquoter Tbeil der Gesammtlichtmasse zur "Wir- 

 kung, und man kann die Insolation bequem 20 — 24 Sekunden dauern 

 lassen, ohne eine allzu intensive Schwärzung zu erhalten. Will man 

 den Versuch wiederholen, so schiebt man das Band bis an den zwei- 

 ten Scalenstrich hinein, denn in dieser Lage correspondiren auch wie- 

 der Loch in der Lade und im Bande. Ist die Insolation vorbei, so 

 kommt es darauf die Schwärzung mit dem Normalbande zu verglei- 

 chen. Der Normalstreifen wird zu dem Ende auf einen um seine Ach- 

 se drehbaren Cylinder aufgeklebt, und über diesen das Insolations- 

 band gelegt, welches vermöge einer geeigneten Vorrichtung bequem 

 um die Peripherie des Cylinders verschoben werden kann. Die nur 

 zur Hälfte bedeckten Löcher des Insolationsbandes gestatten nun an den 

 unbedeckten Stellen auf den darunter liegenden getheilten Normalstrei- 

 fen zu sehen, und indem man das Insolationsband auf dem Cylinder all- 

 mählig verschiebt, kann man beim Lichte einer Natronflamme, wel- 

 ches durch eineLinseauf den betreffenden Punkt Concentrin wird, genau 

 dieLage bestimmen, in welcher das Feld unter dem Loche homogen ge 

 schwärzt erscheint ; indem man nun auf den Rand herübergeht, kann man 



