illilllllllllllllllllilliliNilnlllllllllHllllllliillliilillillliiNllilllinillilllllllllllllllilllililiniliiiiliiilliiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 



PARTE I. 



Studio deiristrumento 



Lo strumento Universale Ertel adoperato é a cannocchiale spezzato. 

 Il cerchio azimutale, non reiteratore, è diviso sino ai 3', leggibile con 

 nonio sino ai 6", e mediante due microscopi micrometrici sino al 1". Il 

 cerchio zenitale , non reiteratore , è diviso sino ai 15', leggibile con 

 nonio sino al 1', e mediante due microscopi micrometrici sino al 1". 



I detti due microscopi sono portati da un sostegno fìsso all' asse , e 

 che porta la livella zenitale. 



Ecco le dimensioni principali dello istrumento : 



Diametro del cerchio azimutale ""/„, 400 



» » zenitale » 250 



Altezza sino ai cuscini » 500 



Diametro dell'obbiettivo » 50 



Distanza focale del cannocchiale » 510 



Lunghezza tubo obbiettivo » 230 



Lunghezza albero orizzontale fra i cuscinetti .... » 200 



Diametro albero orizzontale » 25 



Lo strumento è provvisto di due oculari, con ingrandimento di 30 e 

 di 40. Si adoperò sempre il primo. 



II campo s'illumina da un estremo dell'albero orizzontale. Non dispo- 

 nendo di lampadine elettriche, per non riscaldare lo strumento durante 



