Die Mikrokalorimetrie. 



27 



Beachtung gefunden hat; ja in den meisten Handbüchern, die sich 

 mit Zellfragen beschäftigen, nicht einmal erwähnt worden ist, auch 

 da nicht, wo einige meiner Ergebnisse über den Bakterienstoffwechsel 

 benutzt worden sind. Ich gebe also hier nochmals eine kurze Darstellung 

 der Methodik, da sich ja die ganzen weiteren Untersuchungen auf ihr 

 aufbauen werden. 



Fiff. 2. 



Das Kalorimeter besteht aus einem Glasgefäß von rund 300 ccm 

 Inhalt, das in einen Hals ausläuft; dieses Gefäß ist von zwei Glashüllen, 

 die einen Abstand von V2 cm haben, umgeben; die beiden Räume sind 

 möghchst luftleer. Das doppelte Vakuum und die dreifache Glashülle 

 setzt den Wärmeverlust außerordentlich herab ; wenn also Wärme von 

 dem Inhalt des Kalorimeters — Kulturflüssigkeit — erzeugt wird, so 

 steigen die Temperaturgrade sehr rasch. Die letzteren werden durch 

 ein feines Thermometer abgelesen, dessen Küvette fast ebensolang als 

 die Flüssigkeitsschicht im Kalorimeter ist. Von den Apparaten werden 

 mindestens drei in einem Bakterienbrutschrank so montiert, daß sie 

 von der Berührung mit festen Stoffen tunhchst isoliert sind; die drei 

 Thermometer, die mittels Pfropfen das Kalorimeter abschließen, gehen 

 durch den Deckel des Brutschrankes hindurch und werden, ohne diesen 

 zu öffnen, mit der Lupe abgelesen. 



