Die Mikeokaloeimeteie. 31 



Ein Kalorimeter mit 2 1 Wasserfüllimg befand sich, durch Luft 

 isohert, in einem Wassergefäß, dessen Temperatur sich in der in Be- 

 tracht kommenden Zeit nicht ändert. 



Die Temperatur des Kalorimeters wird genau bestimmt. Die auf 

 ihre spezifische Wärme zu untersuchende Substanz befindet sich in 

 einem zylindrischen Kupfergefäß mit eingeschliffenem Deckel, durch 

 den ein Thermometer in gut schließendem Korkstopfen hindurch- 

 gesteckt ist. Die Flüssigkeit wird durch Einsenken des Kupfergefäßes 

 in ein Wasserbad erwärmt, in einem gegebenen Moment äußerlich wohl 

 abgetrocknet in das Kalorimeter übertragen und mit dem langen Ther- 

 mometer als Halter hin und her bewegt, bis die Abkühlung eine er- 

 hebhche oder annähernd totale ist. 



Die Endtemperatur wird im Kalorimeter und dem Kupfergefäß 

 abgelesen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Temperaturen 

 die spezifische Wärme bestimmt. 



Die Bestimmung des Wasserwertes des Kalorimeters wird 

 in folgender Weise ausgeführt. 



Das Kalorimeter wird mit Wasser von der Lufttemperatur gefüllt 

 und stehen gelassen, die Temperatur notiert, inzAtdschen warmes Wasser 

 (von 40° etwa) hergestellt und in ein zylindrisches Gefäß gebracht. 

 Letzteres besteht aus G-las, hat unten eine mittels eines eingeschhffenen 

 Glasstiftes verschlossene Öffnung. Als Auslauf dient ein gebogenes 

 Rohr, das bequem in den Hals des Kalorimeters geschoben werden kann. 



Dieses Gefäß dient zur vorübergehenden Aufnahme des warmen 

 Wassers: Es hat eine Luftisolierung, dann noch Blechmantel und Pilz- 

 isoherung, doppelten Deckel, durch welchen ein Mischer, ein Ther- 

 mometer und der oben genannte als Verschluß dienende Glasstab hin- 

 durchgesteckt sind. 



Man verfährt weiter wir folgt: Wenn man sicher ist, daß das in 

 dem zylindrischen Gefäß befindliche Wasser sich nur wenig ändert, 

 gießt man das Wasser des Kalorimeters, das ja nur den Zweck hat, 

 die Temperatur des Glaskalorimeters zu finden, rasch aus, bringt das 

 gebogene Rohr des zylindrischen Gefäßes in den Hals des Kalorimeters, 

 heßt nochmals die Wasserwärme ab und hebt in einem gegebenen Mo- 

 ment den Verschlußglasstab und das Thermometer mit einem Griff 

 etwas in die Höhe. Das Wasser läuft ins Kalorimeter ab; kühlt sich 

 dort allmählich ab. Die Erwärmung des Glases (Wasserwert) ist in 

 zwei Minuten vollendet, dann beobachtet man noch in einer Zeit die 

 Abkühlung zum Zwecke der Berechnung einer meist belanglosen Kor- 

 rektur. 



