228 Paul Hoffmann: 



Ende des Quadrizeps zwei Trichterelektroden ^ aufgeschnallt, dann wurde das 

 Querholz des Eegistrierhebels an die Patellarsehne angedrückt und die 

 Stellung des Beins so gewählt, daß auf einen Schlag auf den Hebel prompt 

 ein Reflex erfolgte. Das Bein wurde niemals, wie es für die klinische 

 Untersuchung des Patellarreflexes vielfach üblich ist, über das andere ge- 

 schlagen, sondern der Fuß stand stets mit ganzer Sohle auf, während das 

 Bein im Kniegelenke einen stumpfen Winkel bildete. Dann wurden die 

 Trichterelektroden mit dem Galvanometer verbunden und die Platte im 

 Schlitten des Registrierers fallen gelassen. An einer passenden Stelle löste 

 dieser den Schlag aus. Bei der Geschwindigkeit des Registrierers, 1300 "'"^ 

 pro Sekunde, muß der Auslösekontakt ziemlich genau eingestellt werden, 

 um auf einer 12 ""^ langen Platte, wie ich sie ausnahmslos verwendete, so- 

 wohl den Reiz als auch den Galvanometerausschlag abzufangen. 



Bei Anwendung dieser Methodik sind Korrekturen wegen etwaiger 

 Latenz der Reizmarkierung auf keinen Fall zu befürchten. Die Schwin- 

 gungszahl des kurzen breiten Holzhebels ist so hoch, daß sie vollkommen 

 in die Fehlergrenze der Ausmessung der Kurven fällt. 



Ferner hat die Methode den Vorteil, daß sie den gesamten Reiz ge- 

 wissermaßen mit registriert. Es ist nicht ohne weiteres klar, an welcher 

 Stelle des Eindrückens der Sehne der Reiz, der zum Zentralorgan reflex- 

 erregend läuft, wirklich erzeugt wird. Dadurch, daß man den Reflex auch 

 durch Nervenreiz auslösen kann, ist festzustellen, daß der wirksame Reiz 

 ganz beim ersten Auftreffen des Schlages auf die Sehne gebildet wird. 



Die Vorrichtungen zur Messung der Latenz des Achillessehnenreflexes 

 sind genau die gleichen wie beim Patellarreflex. Nur wurde statt des 

 beim Patellarreflex verwendeten geraden Hebels ein Winkelhebel verwendet. 

 Der Reizschlag wurde senkrecht geführt; die Versuchsperson befand sich 

 in der für Auslösung des Achillessehnenreflexes üblichen knieenden 

 Stellung. 



Das für die Registrierung der elektrischen Vorgänge verwendete Gal- 

 vanometer war das große Modell des Saitengalvanometers, wie es Edel- 

 mann liefert. Der Faden bestand aus Quarz und hatte 2500 Q Wider- 

 stand. 



Es ist entschieden vorteilhaft, den Faden nicht zu stark zu spannen. 

 Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Ausmessung bildet nämlich die Be- 

 stimmung des Abhebepunktes der Kurve von den Abszisse. Es ist demnach 



^ Es sind dieselben, die Piper auch zu seinen Untersuchungen benutzt hat. Die 

 Öifnung des 10 '='" weiten Trichters wird mit Schweinsblase überspannt: der Innenraum 

 wird mit konz. ZnSO^-Lösung gefüllt, durch den Hals ragt in die Lösung ein amal- 

 gamierter Zinkstab hinein, von dem zum Galvanometer abgeleitet wird. 



