484 A. Samojloff: 



auf "berußten Trommeln machen. Beispiele derartiger (kapillarelektro- 

 metrischer) Kurven befinden sich in genügender Zahl in meinem Aufsatze 

 „Aktionsströme bei summierten Muskelzuckungen" ;^ hier werden auch Be- 

 lege für die außerordentliche Exaktheit der Funktion des Registrierwerkes 

 gegeben. Weiter findet man „mehrfache" saitengalvanometrische Kurven 

 in meiner Publikation ,,Über die Aktionsstromkurve des quergestreiften 

 Muskels bei zwei rasch aufeinanderfolgenden Reizen".^ Kurven, die beim 

 langsamen Gange des beschriebenen Registrierwerkes aufgenommen sind, 

 findet man in meinen Aufsätzen: „Beiträge zur Elektrophysiologie des 

 Herzens"^ und teilweise in „Elektrokardiogrammstudien" im Jubelbande 

 für L. Hermann, 1908, S. 171. Einige Kurven folgen noch weiter auch 

 in diesem Aufsatze. 



Über die am Registrier werke angebrachte Einrichtung für das Garten - 

 sehe Netz kommen wir weiter unten zu sprechen, 



11. Das SaitehgalvaDonieter von Einthoven. 



Persönliche Erfahrung habe ich nur mit dem Saitengalvanometer in 

 der Ausführung von Hrn. Edelmann in München. Das Laboratorium 

 besitzt das kleine Modell mit dem Elektromagneten und das große Modell. 

 Das kleine benutzte ich bis jetzt nur zu Demonstrationszwecken in der 

 Vorlesung und in dieser Beziehung eignet es sich sehr gut, besonders wenn 

 man eine extra dicke Saite benutzt, damit dieselbe in der Projektion auch 

 von weitem sich gut markiert. Viele Versuche der Elektrophysiologie, auch 

 manche sehr subtilen lassen sich mit diesem Instrumente in schönster 

 Weise vorführen. 



Versuche mit Registration der Ausschläge habe ich nur vermittelst 

 des großen Edelmann sehen Galvanometers ausgeführt und möchte be- 

 züglich der Handhabung des Instrumentes einige Punkte hervorheben. 



1. Das Zittern der Saite. 



Die größten Schwierigkeiten habe ich bei der Beseitigung der Zitter- 

 bewegungen des Quarzfadens empfunden. Man bekommt in letzter Zeit zu 

 lesen und auch in Abbildungen zu sehen, daß das Saitengalvanometer einfach 

 auf einem gewöhnlichen Tisch montiert wird. Es ist schwer zu begreifen , wie 

 man dabei irgendwie brauchbare Resultate erlangen kann; vielleicht läßt 

 sich durch diese Art der Handhabung das völlig entstellte Aussehen vieler 



1 Dies Archiv. 1908. Physiol. Abtlg. Suppl. S. 1. 

 ^ Zentralhlatt für Physiologie. 1910. Nr. 2. ö. 45. 

 3 Dies Archiv. 1906. Pbysiol, Abtlg. Suppl. S. 207. 



