Notizen zue Handhabung des Saitengalvanometees. 485 



verschiedenen Publikationen beigefügter saitengahanometrischer Kurven er- 

 klären. Denn auch bei der sorgfältigsten und gewissenhaftigsten Auf- 

 stellung des Instrumentes sind die Zitterbewegungen der Saite nicht in 

 allen Fällen bis auf die letzte Spur zu beseitigen. Einige Erfahruug im 

 Kampfe mit den Erschütterungen habe ich noch aus den Zeiten der 

 Kapillarelektrometerperiode erworben und diese Erfahrung auch beim Auf- 

 stellen des Saitengalvanometers ausgenutzt. 



An einer festen Wand wird ein kräftiger Kronsteiu eingemauert und 

 auf diesem ein Holzkasten durch Schrauben befestigt. Der Kasten wird 

 mit Sand gefüllt, so daß die Sandschieht etwa 25««' hoch ist. Auf den 

 Sand kommt eine Filzlage, die überall den Sand namentlich an den Seiten- 

 wänden gut zudeckt, damit vom Sande kein Staub übertragen wird. Auf 

 die Filzlage wird schließlich eine 1"™ dicke Metallplatte gelegt; die Metall- 

 platte ist etwas kleiner, wie der Holzkasten so daß dieselbe nur die Mitte 

 des Kastens einnimmt und die Seitenwände nicht berührt. Das Saiten- 

 galvanometer kommt nun auf diese Platte zu stehen, zu welchem Zwecke 

 an der Platte in entsprechenden Stellen Grübchen für die Stellschrauben 

 des Galvanometers eingegraben sind. Diese Einrichtung erwies sich im 

 Laufe der Zeit als durchaus zweckmäßig. Als das Instrument jedoch zum 

 ersten Mal in der beschriebenen Weise aufgestellt war, war das Resultat 

 ungemein traurig, so daß der Gedanke auftauchen konnte, ob nicht etwa 

 die ganze Einrichtung an einem prinzipiellen Fehler leide. Dagegen sprach 

 aber entschieden die Erfahrung mit dem Kapillarelektrometer, das viele 

 Jahre hindurch in derselben Weise montiert, tadellos funktionierte. Die 

 Quarzsaite dagegen blieb für keinen Augenblick in Ruhe und machte die 

 ausgiebigsten Zitterbewegungen. Nach langem Suchen war der Fehler auf- 

 gedeckt und darauf leicht beseitigt. Es stellte sich heraus, daß die Ur- 

 sache der Zitterbewegungen in einer ungenügenden gegenseitigen Fixierung 

 einiger Galvanometerteile beruhte. Im E d el mann sehen ^ Galvanometer 

 werden nämlich die keilförmigen Räume zwischen den Polschuhen durch 

 zwei Messingprismen {Ä in der Edelmann sehen Fig.) abgeschlossen. Diese 

 Messingprismen bewirken, wenn sie nicht gut befestigt sind, die ärgsten 

 Störungen im Funktionieren des Instrumentes. Sie machen jede leiseste 

 Bewegung, wie die Kohlen des Mikrophons mit, und übertragen dieselbe 

 auf die Saite. Zur Befestigung der Messingprismen in der Originalkon- 

 struktion von Edelmann dienen besondere Zähne, die in den Schlitz der 

 Platten B (s. Edel mann sehe Fig.) hineinpassen. Die Zähne scheinen aber 

 wenig zu nützen (so war es jedenfalls in meinem Fall), denn wenn die- 



^ M. Edelmann, Mitteilung Nr. 5 aus dem Physiko-mech. Institute von Edel- 

 mann in München. 1908. S. 2. Fig. 1, A. 



