Notizen züe Hakehabukg des Saitengalvanometees. 487 



Berührung irgend einer Klemme in der ganzen Zusammenstellung von 

 Apparaten bewirkt zuweilen einen äußerst starken Ausschlag der Saite. 

 Man mußte auf den Gedanken kommen, daß man es mit statischen 

 Ladungen zu tun hat und daß man durch Einführung der Kapazität des 

 eigenen Körpers bzw. durch Ableiten zur Erde beim Berühren der Klemmen 

 die Verteilung der Ladung ändert.^ Man Ironnte daran denken, daß die 

 Polschuhe eine Ladung bekommen und auf die Saite einwirken. Ich ver- 

 suchte deshalb eine der Stellschrauben des Galvanometers und somit also 

 das ganze Gestell und die Polschuhe mit der Quarzseite zu verbinden, um die 

 Saite auf ein und dasselbe Potential mit den Polschuhen zu bringen. Das half, 

 aber nicht ganz. Weiter bemühte ich mich nach Möglichkeit, die Quellen der 

 statischen Ladung zu beseitigen. Als solche sind die Drahtleitungen der 

 Zentrale zu bezeichnen. Jede Klemme, die mit der Zentralleitung verbunden 

 ist, ist bei uns (in Kasan) auf 150 bzw. 300 Volt geladen. Berührt man mit 

 der einen Hand eine derartige Klemme, mit der andern Hand eine Klemme, 

 die in den Kreis der mit dem Galvanometer verbundenen Apparate gehört, 

 so überträgt man die Ladung auf die Saite. Störend in dieser Beziehung 

 können sich die Apparate erweisen, die man der bequemen elektrischen 

 Speisung wegen mit einer Zentrale verbindet. Zum erstenmal habe ich 

 das bemerkt, als ich den elektromagnetischen Spaltverschluß am be- 

 schriebenen Registrierwerke vermittelst des Stadtstromes unter Einschaltung 

 eines Lompenwiderstandes in Tätigkeit setzte. In diesem Falle war noch 

 eine Klemme des Elektromagneten mit dem ganzen Gehäuse des Registrier- 

 werkes verbunden, so daß man einen großen metallenen bis 150 Volt ge- 

 ladenen Körper in der Nähe des Galvanometers hatte. Man konnte leicht 

 merken, daß die erwähnten Störungen nach Verbindung des Verschluß- 

 elektromagneten mit der Zentrale besonders häufig sich einstellten. Zur 

 Beseitigung der erkannten Fehlerquelle wurden von mir verschiedene Mittel 

 angewandt, wie Isolation der Klemmköpfe, einfache Ableitung zur Erde, Um- 

 gebung entsprechender Teile mit einer zur Erde abgeleiteten Metallkapsel 

 (die Umgebung der Drahtleitungen mit Metallröhren und Ableitung der- 

 selben zur Erde, wie es von einigen getan wird, habe ich bis jetzt nicht 

 versucht). Außerdem habe ich die Ausnutzung des Stadtstromes und die 

 Einführung der Leitungen der Zentrale in das Galvanometerzimmer nur 

 auf das notwendigste beschränkt, sonst aber ausschließlich von Akkumulatoren 

 Gebrauch gemacht. Sehr günstig ist in dieser Beziehung das Saiteu- 

 galvanometermodell von Edelmann, welches zur Erzeugung des magne- 



^ Daß das Saitengalvanometer unter Umständen als ein äußerst empfindliclies 

 Galvanometer fungieren kann, berichtete seinerzeit Einthoven: s. Über einige An- 

 wendungen des Saitengalvaiiometeis. Onderzoekingen g. i. Physiologisch Laboratorium 

 d. Universiteit te Leiden. 1907. VI. S. 118, vgl. S. 126. 



