488 . A. Samojloff: 



tischen Feldes eine geringe Anzahl von Akkumulatoren braucht, so daß 

 man auch bezüglich des Galvanometerelektromagneten auf die Benutzung des 

 Stadtstromes verzichten kann. Durch das eine oder andere Mittel lassen 

 sich die Ruhestörungen der Saite durch statische Ladungen beseitigen. 



Über die Zitterbewegungen der Saite infolge der Induktionswirkung 

 seitens der Wechselstromleitungen habe ich keine persönliche Erfahrung, 

 da unsere Zentrale Gleichstrom liefert, s. darüber bei Rothberger,^ der 

 in Kahns 2 Kurven auf Wechselstromwirkung beruhende Entstellungen 

 erkannte und die Mittel zur Beseitigung der Fehlerquelle (doppelpolige 

 Ausschaltung) angab. 



Rothberger und Winterberg geben noch als Ursache für die 

 Unruhe des Fadens das unruhige Brennen, das Zischen der Bogenlampe 

 an. Durch das Zischen der Lampe sah ich bloß unerwünschte Streifen auf 

 der Aufnahme, aber keine deutlichen Saitenausschläge entstehen.^ 



Was mir aber bis auf die letzte Spur zu beseitigen nicht gelang, ist 

 folgendes. Hat man das ganze Instrumentarium so weit vervollkommnet, 

 daß die Saite auch in entspanntem Zustande ruhig ist, so bemerkt man, 

 daß sie anfängt zu zittern, wenn man sie aus ihrer Ruhelage durch einen 

 Strom ablenkt. Je größer die Ablenkung (durch Verstärkung des Stromes 

 oder durch Entspannen der Saite), desto ausgiebiger sind die Zitter- 

 bewegungen der Saite. Man muß gestehen, daß auch in der Ruhelage die 

 Saite, wenn sie auf sich selbst geschlossen ist und sehr entspannt istj 

 dann und wann unruhig wird, was man allerdings nicht durch bloßes 

 Betrachten des Saitenbildes, sondern durch Zuhilfenahme der photograpbi- 

 schen Registration erkennen kann. Diese Störung zu beseitigen ist mir, 

 wie gesagt, nicht gelungen, weil ich den Grund derselben nicht aufdecken 

 konnte.^ Praktisch leide ich aber nicht viel darunter, weil vor allem die 

 beschriebene Unruhe der Saite an sich gering ist, wie unter anderem die 

 Eichungskurven in Fig. 4, 5, 6, 10 und 11 beweisen, an welchen mau auch 

 bei großen Ablenkungen der Saite z. B. 55™™ bei 2,0 Millivolt kaum eine 

 Unruhe wahrnehmen kann. Weiter lassen sich die Einflüsse, die die be- 

 schriebene Erzitterung zum Vorschein kommen lassen, durch verschiedene 

 Mittel mäßigen. So ist es ungemein wichtig, daß man beim Registrieren 



' Rothberger, Über das Elektrokardiogramm. Wiener klinische Wuchensehrift. 

 1909. Nr. 13. S. 7 (des Separat- Abdruckes). 



^ Kahn, Weitere Beiträge zur Kenntnis des Elektrokardiogramms. Pflügers 

 At^chiv. 1909. Bd. CXXIX. S. 291. 



^ Eothberger und Winterberg, Über das Elektrokardiogramm der Vorhöfe. 

 Ebenda. 1910. Bd. CXXXI. S. 387, vgl. S. 391. 



* In dem für die Aufklärung der Eigenschaften und Handhabung des Saiten- 

 galvanometers ungemein wichtigen Aufsatze W. Einthovens, Die Konstruktion des 



