Notizen zur Handhabung des Saitengalvanometers. 489 



der Saitengalvanometerausschläge im physiologischen Versuche jede eventuell 

 vorhandene permanente PotentialdifiFerenz auf das sorgfältigste kompensiert, 

 damit die Saite ihre Schwankungen von der Ruhelage aus ausführt. Man muß 

 auch während des Versuches genau beobachten, daß die Kompensation nicht 

 gestört wird. Es geht anderseits daraus hervor, wie wichtig es ist, möglichst 

 gleichartige und unpolarisierbare Elektroden zu benutzen und wie schädlich 

 für die Treue der Kurve jeder Kompromiß in dieser Beziehung sein kann. 

 Da die in Rede stehende Störung der Saitenruhe mit der Entspannung 

 der Saite zunimmt, so ist es vorteilhaft, die Entspannung der Saite mög- 

 lichst einzuschränken. Man muß also den Widerstand des Kreises durch 

 zweckmäßige Elektroden kleiner zu machen suchen, und anderseits die 

 Empfindlichkeit . des Instrumentes durch starke optische Vergrößerung 

 erhöhen. ' 



2. Die Drehung des vertikalen Saitenbildes um 90°. 



Das projizierte Saitenbild und der Spalt des Registrierwerkes müssen 

 sich unter rechtem Winkel schneiden. Da die meisten Seitengalvanometer 

 so konstruiert sind, daß die Quarzseite vertikal zu stehen kommt, was auch 

 das Zweckmäßigste ist, so gibt man häufig in der letzten Zeit dem Registrier- 

 werke eine solche Stellung, daß der Spalt horizontal verläuft, wodurch die 

 nötige Kreuzung am einfachsten erzielt wird. Das hat aber einen Nach- 

 teil: der größte Teil unserer Instrumente, wie das Myographion, Thonograph 

 u. dgl. sind hauptsächlich für das Schreiben auf einer vertikalen Fläche 

 eingerichtet. Will man also neben der Saitenkurve eine Myographion- 

 hebelkurve schreiben lassen, so kommen manche Schwierigkeiten in den 

 Weg. Es ist deshalb weit zweckmäßiger, den Spalt des Registrierwerkes 

 vertikal zu stellen und das Saitenbild in irgend welcher Weise horizontal zu 

 entwerfen. Zum letzten Zwecke hat Judin ^ seinem Saitengalvanometermodell 

 eine solche Form gegeben, daß der Faden horizontal verläuft und also ohne 

 weiteres horizontal projiziert werden kann. Leicht lassen sich die kleinen 

 Modelle von Edelmann um 90'' drehen und in dieser Stellung, also mit 

 horizontal verlaufendem Faden fixieren. 



Das Einfachste und wohl das Zweckmäßigste ist es aber, das vertikal 

 verlaufende Bild des Fadens auf optischem Wege zu drehen. Das kann 

 in mehrfacher Weise geschehen. Erstens kann man an das Projektions- 



Saitengalvanonieters (Pflügers Archiv. Bd. CXXX. S. 287) finden sich keine Angaben 

 über die erwähnte Art der Zitterbewegungen der Saite. Vielleicht fehlen an seinem 

 Instrumente diese Zitterbewegungen infolge irgend besonderer Vorzüge der Montierung 

 des Instrumentes bzw. der Konstruktionseigenschaften desselben. 



^ A. Judin, Aktionsströme der markhaltigen Nerven. Fhysiologiste russe. 1907. 

 Vol. V. 



