Notizen zük Handhabung des Saitengalvanometeks. 



491 



Brechung mit unveränderter Achsenrichtung aus dem Prisma austritt. 

 Dreht man das Prisma um diese Achse, so dreht sich das Sehfeld um 

 seinen Mittelpunkt mit und zwar kommen auf eine ganze Umdrehung des 

 Prismas zwei ganze Umdrehungen des Sehfeldes. Es ist das also dieselbe 

 Verwendung des totalreflektierenden Prismas, von welchem, im Anschluß 

 an Mach, Ewald ^ bei der Konstruktion seines Zykloskopes Gebrauch machte. 

 Ich benutzte ein kleines Prisma von 15 '"'^ Kantenlänge (Fig. 3), das 

 in einen kleinen Apparat gefaßt ist. Die Fassung hat ein Schrauben- 

 gewinde, welches in das Gewinde des Projektionsokulardeckels genau paßt; 

 außerdem besitzt die Fassung noch eine Schlittenführung, so daß man das 

 Prisma senkrecht zur Tubusachse verschieben kann und schließlich läßt sich 

 durch eine auf der Fig. 3 nicht sichtbare Schraube das Prisma um seine 

 Achse drehen. Bei der Justierung verfährt man folgendermaßen. Zunächst 





Fig. 3. 



projiziert man das Bild der Galvanometersaite ohne Prisma und fixiert das 

 Registrierwerk in solcher Stellung, daß der das Sehfeld halbierende verti- 

 kale Faden mit der Richtung des Spaltes und andrerseits die Mittel- 

 punkte des Spaltes und des Fadens zusammenfallen. Man stellt vor das 

 Registrierwerk einen Projektionsschirm auf und zeichnet auf demselben den 

 Kreis des Sehfeldes nach. Jetzt schraubt man die Prismenfassung an das 

 Projektionsokular und bringt durch Drehung des Prismas um seine Achse, 

 sowie durch Verschiebung der Schlittenführung den projizierten Kreis mit 

 dem vorher aufgezeichneten zur Deckung. Wenn alles gut zentriert ist, 

 so dreht sich jetzt beim Drehen des Okulars das ganze Sehfeld und mit 

 ihm auch das Bild des Fadens mit. Um das ganze Sehfeld ohne jeden 

 Defekt zu bekommen, ist es nötig, das Prisma möglichst nahe an die 



^ J. E. Ewald, Über die Verwendung rotierender Spiegel zu physiologischen 

 Untersuchungen. I. Das Zykloskop. Zeitschrift für physiol. Technik und Methodik. 

 1908/9. Bd. I. S. 1. 



