Notizen zuk Handhabung des Saitengalvanometees. 493 



Teil des Fadens gerade diejenige Stelle aufzusuchen, die am glattesten ist. 

 Zu diesem Zwecke habe ich am Edelmannschen Galvanometer eine Mikro- 

 meterschraube anbringen lassen, die das Projektionsmikroskop vertikal ver- 

 schiebt, also senkrecht zu derjenigen Richtung, in welcher der Tubus durch 

 die Schraube S (s. Edelmanns Abbildung des großen Modells) verstellt 

 wird. Man sucht also durch leichte Drehung der neu hinzugefügten Schraube 

 die im gegebenen Gebiete glatteste Stelle des Quarzfadens und bringt die- 

 selbe gerade vor die Zylinderlinie. 



4. Änderung der Empfindlichkeit des Galvanometers. 



Die Empfindlichkeit des Galvanometers kann in verschiedener Weise 

 geändert werden. 



a) Man kann in die Wickelung des Elektromagneten verschieden starke 

 Ströme senden, wodurch entsprechend das magnetische Feld in seiner Stärke 

 geändert wird und also auf einen und denselben Strom, der durch den 

 Faden hindurchgeht, verschieden große Anschläge resultieren.* Diese Art 

 der Empfindlichkeitsänderung wird, wie es scheint, gar nicht benutzt. Ich 

 finde jedenfalls dieselbe nirgends erwähnt. Ich selbst habe sehr häufig die 

 Empfindlichkeit des Instrumentes in dieser Weise justiert und fiude diese 

 Methode sehr zweckmäßig. Man muß bei ihrer Anwendung folgende Punkte 

 beobachten. Erstens läßt sich dieselbe nur dann mit Erfolg benutzen, 

 wenn der Elektromagnet mit dicker Wickelung von Akkumulatoren gespeist 

 wird, denn in diesem Fall hat mau genug Garantie, daß das magnetische 

 Feld auch bei unvollständiger Sättigung konstant bleibt. Dagegen läßt 

 sich diese Art der Empfindlichkeitsänderung nicht anwenden, wenn die 

 Elektromagnetenspulen so gewickelt sind, daß sie hohe Spannung verlangen 

 und also von einer Zentrale gespeist werden; wird iu diesem Fall das Feld 

 nicht gesättigt, so bewirkt jede Änderung der Spannung der Zentrale eine 

 Änderung der Empfindlichkeit des Galvanometers. Zweitens muß man 

 sich klar sein, daß bei Verkleinerung der Empfindlichkeit durch Abnahme 

 des Elektromagnetenstromes eine raschere Einstellung des kleineren Aus- 

 schlages resultiert^ was freilich sehr willkommen ist; man gelangt aber dabei 

 rasch an die Grenze, wo der Ausschlag nicht mehr aperiodisch ist. Macht 

 man deshalb keine Eichungskurven, so läuft man Gefahr, entstellte Kurven 

 infolge Eigenschwingungen der Saite zu bekommen. 



Ein großer Vorzug der erwähnten Art der Empfindlichkeitsänderung 

 besteht darin, daß man im Falle einer relativ ausgiebigen Potentialdifferenz, 

 z. B. bei direkter Ableitung vom Herzen mit einem schwachen Strom im 

 Elektromagneten auskommen kann, wodurch man die etwaigen Strömungen 



^ W. Einthoven, Die Eonstruktion des Saitengalvanometers. F flu g er s Archiv, 

 1910. Bd. CXXX. S. 287. 



