49'4 A. Samojloff: 



dnrch Erwärmung der Saite (worauf in der letzten Zeit von verschiedenen 

 Seiten hingewiesen wurde) ziemlich beseitigt. 



Das Regulieren der Empfindlichkeit geschieht sehr einfach. Man ver- 

 schiebt den Kontakt des Ruhs trat sehen Rheostaten im Elektromagneten- 

 kreise und beobachtet gleichzeitig die Ablenkung der Seite bei Einführung, 

 z. B. 1 Millivolt. Im allgemeinen ist es gefährlich, für die Saite große und 

 rasche Änderungen der Stärke des Stromes in den Elektromagnetenspuleu 

 bei auf sich kurz geschlossener Saite vorzunehmen, denn infolge von In- 

 duktion macht der Quarzfaden dabei ausgiebige Ausschläge, wodurch die 

 Saite beschädigt werden kann. Nicolai^ hat Recht, wenn er auf diesen 

 Punkt aufmerksam macht; er konstruierte sogar einen besonderen Schlüssel, 

 der den Strom im Elektromagneten zu schließen und zu öffnen nur nach 

 vorheriger Aufhebung der Verbindung der Seitenendpunkte erlaubt. Da- 

 gegen fand ich, daß man die geringen Verschiebungen des Rheostaten 

 zur Änderung der Empfindlichkeit des Instrumentes ohne jede Gefahr 

 vornehmen kann. 



Um die Änderung der Reaktion der Seite bei Änderung der Strom- 

 stärke in den Elektromagnetenspulen und zu gleicher Zeit die Leistung des 

 Registrierwerkes an einem konkreten Beispiel zu illustrieren, führe ich die 

 Kurven Fig. 4 an, die in folgender Weise gewonnen sind. Die Trommel 

 mit Film bespannt, öffnete während ihrer Umdrehung zwei Kontakte nach- 

 einander. Der erste Kontakt spielte die Rolle eines Nebenschlusses für 

 eine Potentialdifi'erenz von 2-0 Millivolt, die also beim Schluß des Kon- 

 taktes durch denselben und nicht durch die Quarzsaite sich ausgleichen 

 konnte, wogegen beim Öffnen die 2-0 Millivolt einen Strom in der Saite 

 erzeugten. Die 2-0 Millivolt wurden durch Abzweigung von einem 

 Rheostaten abgegrenzt. Ein Akkumulator wurde mit den Endklemmen 

 des Rheostaten von 100000 il verbunden und die Abzweigungsklemmen 

 an die Endpunkte von 100 Q angelegt. Zur Ausgleichung der 2-0 Milüvolt 

 waren also nach öffnen des Nebenschlusses im Rheotomkonktate der 

 Widerstand der Quarzseite, gleich 4000 9. plus 100 Q des Rheostaten vor- 

 handen. Den Schlüssel für den Hauptstrom des Akkumulators bildete der 

 zweite Konstant am Polyrheotom. Waren also beide Kontakte zunächst 

 geschlossen, so ging durch die Saite des Galvanometers kein Strom; beim 

 Rotieren der Trommel öffnete sich zunächst der erste Kontakt und im 

 selben Momente wurden 2-0 Millivolt in den Kreis der Saite eingeschaltet; 

 durch Öffnen des zweiten Kontakten wurden die 2.0 Millivolt aus- 

 geschaltet, weil der Akkumulatorstrom überhaupt unterbrochen wurde. Es 



^ F. Kraus und G. Nicolai, Das Elektrolcardiogramin des gesunden und 

 kranken Menschen. Leipzig 1910. S. 93. 



