496 A. Samojloff: 



einanderphotographierens empfohlen und habe dieselbe in vielen Eällen 

 zuerst bei Kapillarelektrometeraufnahmen und später bei der Saitengalvano- 

 metrie angewandt. Für die kapillarelektrometrischen Kurven eignet sich 

 die „mehrfache Photographie" bedeutend mehr, wie für die Saitengalvano- 

 meterkurven. Man hat nämlich im ersten Fall eine Grenze zwischen hell 

 und dunkel, weshalb man durch Verschieben des Quecksilber meniskus^ bei 

 Wiederholung der Aufnahme eine Stelle der lichtempfiDdlichen Platte 

 exponiert, die bei der ersten Aufnahme fast vollständig vom Lichte ge- 

 schützt war. Beim Saitengalvanometer ist das weniger günstig: macht man 

 eine dreifache Aufnahme, so wirde jede Kurve zweimal unnützerweise be- 

 lichtet. Die Aufnahmen verlieren dann ihre Brillanz, das schöne kontrast- 

 reiche Schwarz auf Weiß kann nicht mehr erreicht werden. Dessen- 

 ungeachtet sind doch die Kurven sehr deutlich und ungemein anschaulich, 

 so daß man dieselben in der Tat sehr empfehlen kann. 



Bei der ersten Umdrehung der Trommel (Federmechanik) war der 

 Strom 3-4 Amp. (parallele Schaltung der Elektromaguete) und der Aus- 

 schlag der Saite war am stärksten (s. Fig. 4). Darauf wurde der Strom 

 so weit verkleinert (1-1 Amp.), bis der Ausschlag nur die Hälfte des ur- 

 sprünglichen bildete und die zweite Kurve aufgenommen; die dritte Kurve 

 wurde registriert, nachdem man den Ausschlag durch Verkleinerung des 

 Elektromagnetenstromes (0-5 Amp.) bis auf V4 ^^r ursprünglichen Größe 

 reduzierte. 



AVährend der ersten Umdrehung wurde auch zur Aufzeichnung des 

 Garten sehen Netzes das Speichenrad und eine Stimmgabel von 

 50 Schwingungen in der Sekunde zur Zeitschreibung in Bewegung gesetzt. 

 Die zweite Umdrehung wurde bei stillstehendem Speichenrad und Stimm- 

 gabel, wobei der in den Kreis der letzteren eingeschaltete Chronograph zur 

 Seite vom Spalt geschoben wurde, um keine überflüssige Spur auf der 

 Platte zu erzeugen. Die horizontalen Linien des Netzes sind durch drei- 

 maliges Übereinanderschreiben entstanden, weshalb sie auch so schwarz 

 erscheinen. Man sieht auf der Figur, wie der Beginn des Ausschlages 

 bzw. sein Ende in allen drei Kurven in einem und demselben Punkte 

 zusammenfällt und wie genau die Saite jedesmal ihre Ruhelage erlangt. 

 Die genaue Ausmessung für die Einstellungszeit ergibt entsprechend 

 0-0196— -0098— 0-0059 Sek. (die Zeitdistanz zwischen den benachbarten 

 vertikalen Linien des Netzes beträgt 0-00098 Sek.). Vermindert man also 

 die Empfindlichkeit des Galvanometers durch Schwächung der magnetischen 

 Feldstärke, so werden ceteris paribus die kleineren Ausschläge infolge der 



^ A. Samojloff, Äktionsströme bei summierten Muskelzuckungen. Dies Archiv. 

 1908. Physiol. Abtlg. Suppl. S. 1. 



