498 A. Samojloff: 



— 0-021 Sek. Für die zwei folgenden Kurven wurde ceteris paribus die 

 Spannung so weit Tergrößert, bis die Ausschläge ^/g uud ^/^ der ursprünglichen 

 ausmachten. Genaue Ausmessung der Ausschläge ergibt56 • 0—28 . 0—14 -3™™. 

 Die Einstellungszeiten verhalten sich, wie 0-0216— 0-01 11— 0-0038 Sek. 

 Wir sehen also, daß auch bei der zweiten Art der Verkleinerung der Emp* 

 findlichkeit des Saitengalvanometers die Saite sich, wie es auch von 

 Einthoven seinerzeit dargetan ist, rascher einstellt. Die Ausmessung 

 ergibt, daß beim gleichen Ausschlag die Verkleinerung der Einstellungszeit 

 durch Änderung der Spannung stärker ausgesprochen ist, als durch Ver- 

 minderung der Stärke des magnetischen Feldes. Dabei wird, wie es scheint, 

 die Aperiodizität im letzten Falle eher geschädigt: in Fig. 5 ist der kleinste 

 und schnellste Ausschlag absolut aperiodisch, wogegen in Fig. 4 entsprechend 

 eine freilich kaum bemerkbare Störung in jeder Beziehung zu bemessen ist. 



Es sei noch besonders auf das merkwürdig vollständige Zusammenfallen 

 der Kurven in Fig. 5 in ihrem Anfangsteil (dünne ganz schwarze Linie) auf- 

 merksam gemacht. Man hat hier eine schöne Demonstration der Behauptung 

 von Einthoven, daß für kurzdauernde Vorgänge bei nicht zu stark 

 gespannter Saite die Änderung der Spannung, die Stärke der Ausschläge 

 und die Anfangsgeschwindigkeit derselben unverändert läßt.^ Es ist auf 

 Grund der Fig. 5 sehr leicht einzusehen, daß wenn ein Vorgang in unserem 

 Falle, also beispielsweise bloß 0.003 Sek. oder noch weniger dauert, man 

 bei allen drei Spannungen denselben Ausschlag für den betreffenden Vorgang 

 erhalten wird. 



c) Anders ist es mit dem dritten Modus der Empfindlichkeitsänderung, 

 nämlich durch Nebenschluß. Ich habe auch für diesen Fall eine Auf- 

 nahme mit drei Kurven in der geschilderten Weise ausgeführt (Fig. 6). 

 Auch hier ist der anfängliche große Ausschlag durch Einführung von 

 2-0 Millivolt in den Kreis der Quarzsaite, bei 3-4 Amp. im Elektro- 

 magnetenstrome erzeugt. Durch zweckmäßig' abgestuften Nebenschluß 

 ist der Ausschlag zu Va ^^d ^/^ der Anfangsgröße reduziert. In diesem 

 Falle vollzieht sich der kleine Ausschlag infolge der stärkeren elektro- 

 magnetischen Dämpfung nicht bedeutend schneller, wie der große; in 

 allen 3 Kurven differieren die Einstellungszeiten wenig voneinander: 

 0.0221—0.0192—0-0170. Diese Art der Empfindlichkeitsänderuug darf 

 in reiner Form nur dann angewandt werden, wenn der zu untersuchende 

 Vorgang langsamen Verlauf hat. Von großem Werte ist dagegen die 

 AVirkung des Nebenschlusses in jenen Fällen, wo infolge zu starker Spannung 



^ W. Einthoven, Über einige Anwendungen des Saitengalvanometers, Onder- 

 zoekingen gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Universiteit te Leiden. 1907. 

 Vol. VI. p. 118, vgl. p. 125. Vgl. auch Kraus und Nicolai, a. a. O. S. 68. 



