500 A. Samojloff: 



Die Verschiedenheit im Verlaufe der drei Eichungskurven in Fig. 4, 5 

 und 6 erkennt man nicht nur am Ausschlag der Seite von der Nullage 

 aus, sondern selbstredend auch an demjenigen Teil der Kurve, der die 

 Rückkehr der Saite zur Anfangslage wiedergibt. In mancher Hinsicht ist 

 dieser Teil noch demonstrativer. Wir erkennen, daß in Fig. 4 und 5 die 

 Rückkehr zur Nullage beim stärkeren Ausschlag länger dauert, wie die des 

 mittleren und die Dauer des letzteren größer, wie die des kleineren. In 

 Fig. 6 erkennen wir, daß die Dauer der Rückkehr sämtlicher 3 Kurven 

 etwa die gleiche ist, weil dieselben in einem und demselben Punkte die 

 Nullinie erreichen.^ 



d) Der Vollständigkeit wegen sei hier noch eine vierte Methode der 

 Empündlichkeitsänderung des Galvanometers, nämlich durch Änderung der 

 optischen Vergrößerung der Ausschläge, erwähnt. Übrigens ist der Grad 

 der anzuwendenden Vergrößerung in jedem konkreten Falle überhaupt ein 

 wichtiger Umstand für die photographische Registration und kann in anderem 

 Zusammenhange behandelt werden. 



III. Die Vergrößerung des Saitenbildes, die Spaltbreite und die 

 Bewegungsgeschwindigkeit der lichtempfindlichen Fläche. 



Bei den meisten physiologischen Arbeiten wird die Vergrößerung 400 

 bis 800 mal wohl die zweckmäßigste sein. Ich benutze immer als Objektiv 

 ein Apochromat Zeiß 8™™ und Projektionsokular 2 bzw. 4 bei Projektions- 

 distanz 1'5'^. Man erzielt dabei die Vergrößerung in Sprüngen in etwa 

 400 bzw. 800. Die Änderung der Vergrößerung durch Projektionsokular- 

 wechsel ist einfacher als die durch Wechsel des Objektivs, weil man im 

 letzteren Fall um das neue Objektiv im Galvanometer in die richtige Stelle 

 ohne Gefahr, für den Faden zu bringen, den Messingkeil der Kontrolle wegen 

 fortnehmen muß. Die Änderung der Distanz ist auch umständlich, be- 

 sonders wenn das Registrierwerk schwer und in der Wandkonsole fixiert 

 ist. Außer dem in I beschriebenen Registrierwerke besitze ich noch ein 

 kleines und leichter gebautes, das senkrecht zur Mikroskopachse aufgestellt 

 ist und dessen Distanz vom Mikroskope sich leicht ändern läßt. Vor dem 

 in II, 2 angeführten Reversionsprisma wird ein größeres total reflektierendes 

 Prisma zur Ablenkung des Strahlenbüudels um 90 •* in das kleine Registrier- 

 werk gestellt. Die in dieser Weise aufgenommenen Kurven sind nicht 

 schlechter, wie die ohne seitliche Ablenkung gewonnenen. 



^ Es sei bemerkt, daß man in derselben Weise vermittelst der mehrfachen Photo- 

 graphie demonstrieren kann, daß ceteris paribus durch Änderung der in die Saite ein- 

 zuführenden Potentialdifferenz verschieden stark gemaclite Ausschläge ebenfalls einander 

 gleiche Einstellungszeiten aufw^eisen. 



