Notizen zue Handhabung des Saitengalvanometees. 501 



In manchen Fällen ist das Arbeiten mit Hilfe zweier Registrierwerke 

 von Vorteil, da man in dieser Weise leicht einen bestimmten Vorgang 

 bald bei einer Geschwindigkeit bzw. Vergrößerung, und sofort darauf bei 

 einer anderen aufzunehmen imstande ist.^ 



Die richtige Wahl der Vergrößerung ist im allgemeinen bei ge- 

 gebener Empfindlichkeit des Galvanometers von der Stärke der zu unter- 

 suchenden Potentialdifferenz und, wie ich betonen möchte, von der Schnellig- 

 keit, mit der die Potentialdifferenz sich in der Zeit ändert, abhängig. Dem 

 Sinne des Saitengalvanometers gemäß muß der Quarzfaden leicht und 

 folglich dünn sein. Letzteres bringt es aber mit sich, daß das Photo- 

 graphieren der Ausschläge des Fadens manchen Schwierigkeiten begegnet. 

 Beim Photographieren der Ausschläge der Quarzsaite wird die Kurve nicht 

 wie beim Kapillarelektrometer vom Quecksilbermeniskus mit seinem einzigen 

 Kontur, sondern vom Bilde der Quarzsaite mit ihren beiden Konturen ge- 

 schrieben. Für die Deutlichkeit und Vollkommenheit der registrierten 

 Kurve kommen somit außer Geschwindigkeit der lichtempfindlichen Fläche, 

 der Breite des Spaltes, der Schnelligkeit der Bewegung der Saite, auch die 

 Breite der letzteren in Betracht. In manchen Fällen kombinieren sich die 

 aufgezählten Einflüsse so ungünstig, daß die einzelnen Teile der auf- 

 genommenen Kurve fast gar nicht zu sehen sind. Am günstigsten ge- 

 staltet sich die Registrierung bei schneller Bewegung der Schreibfläche; 

 bewegt sich dagegen dieselbe langsam und ist der Ausschlag der Saite steil 

 und groß, so läßt letzterer auch bei einer sehr feinen Spalte auf der licht- 

 empfindlichen Platte kaum eine Spur nach. Schickt man z. B. in das 

 Galvanometer plötzlich einen Strom, so bekommt man bei kurzer Ein- 

 stellungszeit der Saite und langsamer Bewegung der Schreibfläche auf dem 

 Bilde eine plötzliche Verschiebung der Konturen der Seite im Momente der 

 Stromzuführung; ist der Ausschlag ausgiebig und erfolgt er sehr rasch, so 

 erscheint der Anfangsteil und der dislozierte Teil des Saitenbildes mit- 

 einander gar nicht verbunden. Die Erscheinung beruht darauf, daß bei 

 rasch erfolgendem Ausschlag und langsamer Bewegung der Schreibfläche, 

 das Licht Zeit genug hat, die nur momentan und sukzessiv vom beweg- 

 lichen Bilde der Saite verdeckte Stelle der lichtempfindlichen Fläche an- 

 zugreifen. Deshalb sieht man jetzt sehr häufig an den publizierten Elektro- 



^ Zusatz bei der Korrektur. Eine interessante Art der Registration der Saiten- 

 bewegung auf zwei mit verschiedener Geschwindigkeit sich bewegenden Trommeln 

 beschreibt S. Garten in einer im Tiger st edtschen Kandbuch der physiologischen 

 Methodik (bereits während der Drucklegung des vorliegenden Aufsatzes) erschienenen 

 Abhandlung. Die Abhandlung von Garten, die in vielen Punkten das Thema unserer 

 Mitteilung berührt und eine Reihe sehr wertvoller praktischer Katschläge enthält, 

 konnte leider aus oben erwähntem Grunde nicht berücksichtigt werden. 



