502 A. Samojloff: 



kardiogrammen bei ziemlich gelungenen sämtlichen Teilen der Kurve die 

 rasch sich vollziehende Zacke R so wenig ausgebildet, daß manche Autoren 

 dieselbe mit Punkten besonders zu markieren sich genötigt finden. 



Es ist klar, daß, je dicker die Saite ist, um so günstiger in bezug auf 

 den in Rede stehenden Punkt die Verhältnisse für die Registrierung sich 

 gestalten und daß in dieser Beziehung das Kapillarelektrometer, dessen 

 registrierender Teil, der Hg-Meniskus, bloß einen Kontur besitzt, dem Saiten- 

 galvanometer weit überlegen ist. Aus demselben Grunde ist es unmöglich, 

 bei langsamer Bewegung der lichtempfindlichen Fläche vermittelst des 

 Schattens eines dünnen Miographionhebels die raschen Zuckungen eines 

 Skelettmuskels zu registrieren: nimmt man anstatt des dünnen Hebels 

 einen dicken, indem man z. B. eine Kartonplatte an den Hebel klebt, so 

 kommt man sofort zum Ziel. Ich habe auf diesen Gegenstand schon vor 

 vielen Jahren aufmerksam gemacht.^ 



Registriert man die Aktionsströme des Eroschherzens vermittelst des 

 Saitengalvanometers bei der Geschwindigkeit der Schreibfläche, z. B. 

 0«5— 1'0<"^ in 1 Sekunde, so hat man gerade eine solche Kombination 

 von Einflüssen vor sich, bei welcher der Ausschlag B kaum zu erhalten 

 ist. Diesem Umstände kann aber in verschiedener Weise abgeholfen werden. 

 Erstens ist es das Einfachste, man bewegt die lichtempfindliche Platte 

 schneller, wodurch die Aufgabe sofort gelöst wird.^ Ist es aber aus be- 

 sonderen Gründen, z. B. beim Verfolgen eines länger sich vollziehenden 

 Prozesses, wie die Änderung der Elektrokardiogramme bei Reizung des 

 Vagus u. dgl., wünschenswert, das Papier langsam sich bewegen zu lassen, 

 so empfiehlt es sich den Spalt des Registrierwerkes möglichst eng zu machen, 

 denn dadurch kann die belichtete Stelle auch bei langsamem Gange der 

 Trommel von der schädlichen übermäßig langen Exposition verschont 

 bleiben und die scharfe Zacke B bei Entwickelung wiedergeben. Als ein 

 drittes Mittel kann man im Zusammenhange mit dem oben besprochenen 

 die Zunahme der optischen Vergrößerung anführen. Dadurch wird das 

 Bild der Saite breiter gemacht, die Kurve wird als gewissermaßen mit 

 einem dickeren Pinsel geschrieben und man erzielt dieselbe Wirkung wie im 

 früheren Beispiele durch das Ankleben einer Papierplatte an den 

 Myographionhebel. Man sieht also, daß die stärkere Vergrößerung der 

 Seite nicht nur zur Hebung der Empfindlichkeit des Galvanometers, sondern 



^ A. Samojloff, Einige elektrophysiologiscbe Versuche. Ärch. d. scienc. biolog. 

 Si. Petersburg. XI (Supplement, Jubelband für Pawlow, russisch). 1904. Dasselbe 

 in deutscher Sprache: La Physiologiste Busse. 1908. Vol. V. p. 86/90. 



^ Derselbe, Elektrokardiogrammstudien. Beiträge zur Physiologie und Patho- 

 logie, herausgegeben von O. Weiss (Jubelband für L. Hermann). 1908. S, 171, 

 vgl. S. 173. 



