Notizen zue Handhabung des Saitengalvanometers. 503 



auch aus Gründen der Technik der photographischen Registration angewandt 

 wird. Schließlich kann man sämtliche drei aufgezählten Mittel selbstredend 

 miteinander kombinieren. Man muß aber bedenken, daß jedes von diesen 

 an sich die Belichtung verkleinert und kombiniert man sie miteinander, so 

 kommt man unter Umständen mit dem Lichte zu kurz. 



Das vierte Mittel, das dazu noch die Lichtmenge nicht beeinflußt, 

 besteht darin, daß man durch Yerminderung der Empfindlichkeit 'des 

 Galvanometers die Ausschläge geringer macht, denn in diesem Falle wird 

 scheinbar die Saite im Yerhältnis der Verkleinerung des Ausschlages an- 

 haltender die dem Lichte im Spalte ausgesetzte Stelle verdecken. Die ab- 

 sichtliche Verkleinerung der Ausschläge wird aber leider selten, besonders 

 von den Liebhabern großer Kurven, angewandt. Im Gegenteil, man be- 

 kommt sehr oft Elektrokardiogramme mit mächtigem wohlausgebildetem, 

 aber entschieden entstelltem Ausschlage B zu sehen. Ein solches Aussehen 

 bekommen die Elektrokardiogramme, die mit übermäßig entspanntem Quarz- 

 faden aufgenommen sind. Diese Art der Entstellung der Saitengalvanometer- 

 kurven habe ich bezüglich der. Elektrokardiogramme auf Grund speziell zu 

 diesem Zwecke gemachter Aufnahmen in meiner Broschüre „Elektro- 

 kardiogramme" illustriert.^ 



Dieses fünfte Mittel zur Verdeutlichung der Kurve bei langsamer 

 Trommelbewegung d. h. die] Verlangsamung der Fadenbewegung durch 

 Vergrößerung der Einstellungszeit benutzen gewöhnlich unwillkürlich, wie 

 ich glaube, diejenigen, die mit dem kleinen Saitengalvanometer von Edel- 

 mann arbeiten. Um Elektrokardiogramme von der nötigen Größe des 

 Ausschlages zu erhalten, muß man infolge der kleinen Vergrößerung', die 

 man mit diesem Instrumente erzielen kann, den Faden sehr stark ent- 

 spannen; der Faden bewegt sich langsamer, man bekommt ohne besondere 

 Schwierigkeit ununterbrochene Kurven mit dünnem „Pinsel", aber meistens 

 sind dieselben für rasche Vorgänge, wie z. B. für die Zacke B ganz und gar 

 entstellt. Der empfindlichste Mangel der kleinen Instrmente Edelmanns 

 scheint der zu sein, daß man infolge der Konstruktion die Empfindlichkeit 

 nicht durch stärkere Mikroskopvergrößerung heben kann; es ist nämlich 

 unmöglich, mit einem starken Objektiv an den Faden heranzukommen (das 

 dem Instrumente beigegebene Objektiv ist schwächer, wie das Objektiv 

 Zeiß J). Will man unter diesen Umständen eine stärkere Vergrößerung 

 erzielen, so muß man entweder sehr starke Okulare oder eine sehr große 

 Distanz des Mikroskops vom ßegistrierwerk nehmen. Da man dabei nur 

 kraftlose Bilder mit wenig kontrasten Negativen zustande bringen kann, 



1 A. Samojloff, Elektrokardiogramme. Sammlung anatomischer und physio- 

 logischer Vorträge und Aufsätze, herausgegeben von E. Gaupp u. W.Nagel. Jena, 

 Fischer, 1909. S. 14 f. S. auch P. Kraus und G. Nicolai, a. a. O. S. 69. 



