Notizen züe Handhabung des Saitengalvanometees. 505 



sondern es ist vorteilhaft, den Spalt des Registrier werkes selbst seiner ganzen 

 Länge nach auf einmal zu verdecken. Zu diesem Zwecke kann man erstens 

 so verfahren, daß man das Speichenrad zwischen Lichtquelle und Be- 

 leuchtungsmikroskop des Galvanometers aufstellt; man muß dabei genau 

 denjenigen Punkt aufsuchen, von welchem aus durch das Beleuchtungs- 

 objektiv ein reelles Bild gerade in der Ebene der Quarzfadens entworfen 

 wird, das reelle Bild der Speiche wird dann zusammen mit dem Faden 

 durch das Projektionsmikroskop auf die Entfernung des Spaltes projiziert. 

 Die Vereinfachung von Edelmann im Vergleich zum Originalmodell von 

 Einthoven, die in der Beseitigung der Mikrometerschraube zur Fein- 

 stellung des Beleuchtungsmikroskops besteht, ist sehr nachteilig, denn da- 

 durch wird die scharfe Einstellung des Speichenbildes bedeutend erschwert. 



Da wie erwähnt, am Projektionsokular ein das Sehfeld um 90° drehendes 

 Prisma sich befindet, so muß man, um die Speichen in der Projektion vertikal 

 zu bekommen, dieselben tatsächlich horizontal stellen. Die Motorachse mit dem 

 Speiclienrad muß somit in der Höhe der Mikroskopachse aber seitwärts und 

 parallel zu ihr aufgestellt werden. Hat man das ßad richtig placiert, so 

 erscheinen die Speichen in der Projektion scharf und dunkel, sie passieren 

 bei Bewegung des Bades den Spalt so, daß derselbe seiner ganzen Länge 

 nach auf einmal verdeckt und ebenso befreit wird. Ich benutze diese Art 

 der Aufstellung des Rades nur dann, wenn die Trommel des Registrier- 

 werkes durch die Federmechanik, d. b. schnell geschleudert wird. Um den 

 Abstand zwischen den Vertikalen auf irgend ein konventionelles Maß z. B. 

 1 '^'^ zu bringen, muß man das Rad mit einer gegebenen Anzahl von 

 Speichen bei gegebener Federspannung der Federmechanik durch Aus- 

 probieren in die entsprechende Umdrehungsgeschwindigkeit versetzen. 

 Zur genauen Bestimmung des Zeitabstandes zwischen zwei Vertikalen werden 

 immer die Schwingungen einer Stimmgabel mitregistriert. In der be- 

 schriebenen Weise wurde das Netz in den Figg. 4, 5 und 6 gewonnen. 



Wird die Trommel des Eegistrierwerkes langsam durch Motorantrieb 

 gedreht, so stelle ich das Speichenrad unmittelbar in die Nähe des Spaltes 

 (s.in Fig. 1 A und B das Rad ?/), wobei ich. die Anordnung von Hrn. Edel- 

 mann, nämlich das Kuppeln der Trommelachse an die Speichenraudachse 

 anwende. Die Speichen dürfen in diesem Fall ziemlich dünn gemacht 

 werden. Jedoch muß in diesem Falle dafür gesorgt werden, daß die dünnen 

 Speichen beim Passieren vor dem Spalte in ihrer Richtung mit demselben 

 genau zusammenfallen, und daß ihre Dicke es erlaubt, daß der Schatten 

 den Spalt ganz erfüllt bzw. die durch die Zylinderlinse an der Trommel- 

 fläche erzeugte scharfe Linie ganz verdeckt. Da die Speichen nahe un- 

 mittelbar vor dem Spalte sich befinden, müssen dieselben wenigstens so 

 lang sein, wie der Spalt selbst lang ist, in unserem Falle also 13-0 '^™. 



