Notizen zue Handhabung des Saitengalvanometees. 511 



faden) versehene Linie auffängt. Es ist nun klar, daß wenn wir eine ver- 

 tikal und senkrecht zu den Lichtstrahlen stehende weiße Kartonplatte in 

 dem Zwischenräume zwischen den Zylinderlinsen rasch bewegen und zwar 

 in der Richtung der Lichtstrahlen, so daß die Platte rasch zwischen den 

 Zjlinderlinsen schwingt, wir ein weißes Band mit einer horizontal ver- 

 laufenden schwarzen Linie sehen. Bewegt sich die Quarzsaite, so sehen wir 

 anstatt der Linie eine Kurve. Der ganze Apparat zum Beobachten der 

 Aufnahme besteht also in einem Stück weißens Kartons, welches man mit 

 der Hand bewegt. In dieser Weise gelingt es sehr leicht sich über den 

 Gang der Eichungskurven zu orientieren. 



Eine schärfere Kurve und bequemere Art, dieselbe zu beobachten, er- 

 langt man, wenn man zwischen den Zylinderlinsen ein total reflektieren- 

 des Prisma mit vertikal stehenden Kanten so aufstellt, daß die helle Linie 

 senkrecht zur Strahlenrichtung auf einen in zweckmäßiger Entfernung sich 

 befindenden kleinen Schirm abgelenkt wird. Macht man mit der Hand 

 leichte Drehungen des Prismas um seine Achse, so bekommt man auf dem 

 Schirme auf hellem Grunde die schwarze Kurve in ausgezeichneter 

 Weise zu sehen. Selbstredend könnte man eine Anordnung treflen, um das 

 Prisma vermittelst einer Kurbel zu drehen, bzw. ein König sches viel- 

 seitiges Spiegelprisma aufstellen u. dgl. mehr; ich habe es aber nicht 

 getan, weil man sich auch ohne dem nach kürzester Übung gewöhnt, das 

 einfache Prisma mit der primitivsten Einrichtung so richtig und dem 

 Gange des Saitenausschlages gemäß zu bewegen, daß man von den er- 

 zielten Kurven kaum noch etwas mehr verlangen kann. 



YI. Die Elektroden zur Aufnahme von Elektrokardiagrammen. 



Die einfachste Art, unpolarisierbare Elektroden für Ableitung von Ex- 

 tremitäten herzustellen, besteht darin, daß man, wie es manche auch ge- 

 tan haben, die entsprechenden Extremitäten in gesättigte oder auch ver- 

 dünnte Lösung von Zinksulfat hineintaucht und von der Lösung vermittelst 

 amalgamischer Zinkstäbe ableitet. Da aber das Zinksulfat die Haut an- 

 greift, so muß man dazwischen eine indifferente Flüssigkeit einführen. 

 Einthoven hat von Anfang an als Elektroden große mit physiologischer 

 NaCl-Lösung gefüllte Tröge von Ton, in die die Extremität versenkt wird, 

 empfohlen; die Tröge kommen in größere Gefäße mit Zinksulfatlösung 

 und Zinkplatten zu stehen. Die großen Tontröge sind aber kostspielig und 

 nicht überall zu erhalten, andrerseits bringt die Benutzung einer größereu 

 Menge von Zinksulfat immer eine Verunreinigung des Raumes u. dgl. 

 mit sich. Ich bemühte mich, eine Elektrode zusammenzustellen, die ein- 

 fach und bequem zu handhaben wäre und dabei exakte Resultate liefere. 



