512 A. Samojloff: 



Ich versuchte anfangs überhaupt auf die Zinksulfatelektroden zu ver- 

 zichten. Es wurde geprüft, ob man nicht mit Platin in physiologischer 

 Kochsalzlösung auskommen kann. Taucht man zwei Platindrähte in NaCl- 

 Lösung hinein und leitet zum Gralvanometer ab, so sieht man, wie bei Ein- 

 führung einer Potentialdifferenz, z. B. 1 Millivolt die Saite ausschlägt und 

 augenblicklich zum Euhepunkt zurückkehrt, was natürlich von einem 

 polarisierbaren System auch zu erwarten ist. Nimmt man aber anstatt eines 

 Drahtes eine Platinplatte von etwa 10 i'=™ Fläche zur Elektrode, so ist die 

 Sache schon anders: die durch einen Strom abgelenkte Quarzsaite eilt nicht 

 so rasch zur Nullage zurück. Beschlägt man aber die Platinplatte mit 

 Platinschwanz, so verwandelt sich dieselbe infolge ihrer kolossalen Polarisa- 

 tionskapazität in eine für relativ kurzdauernde (Herzaktionsströme) Vor- 

 gänge sehr gute Elektrode, ähnlich den Platinelektroden bei Leitfähigkeits- 

 bestimmungen. Man könnte sehr gut solche Elektroden für Elektrodar- 

 diogrammaufnahmen besonders noch in Anbetracht ihres geringen Widerstandes 

 und ihrer ungemeinen Reinlichkeit sowie bequemen Handhabung anwenden. 

 Die Elektroden haben aber einen sehr großen Nachteil, nämlich daß man sie 

 nicht genügend gleichartig herstellen kann. Man bekommt häufig kolossale 

 Potentialdifferenzen bis zu • 1 Volt, so daß man sehr vorsichtig sein muß, 

 um durch einen zu starken Ausschlag (besonders infolge des geringen 

 Widerstandes) die Saite nicht zu beschädigen. Es ist also wichtig, sorg- 

 fältig zu kompensieren. Das Unangenehmste ist aber, daß die TJngleichartig- 

 keit fortwährend wechselt, so daß man fast ununterbrochen die Kompensation 

 kontrollieren muß. Tut man das nicht, so entfernt sich die Saite mehr und 

 mehr von ihrer Nullage, was, wie wir früher gesehen haben, ungünstig ist. 

 Eine andere Versuchsreihe habe ich mit der Ostwaldschen Kalomel- 

 Elektrode ausgeführt. Diese ebenfalls sehr bequeme und reinliche Elektrode 

 erwies sich leider in einer anderen Beziehung sehr unvollkommen. Die 

 Kalomelelektroden sind ohne Schwierigkeit absolut gleichartig herzustellen. 

 Sie haben aber einen sehr großen Widerstand (bis etwa 10000 Ohm) und, 

 was noch wichtiger ist, sie erwiesen sich zu meiner Überraschung durch- 

 aus nicht unpolarisierbar. Um das zu illustrieren, führe ich die Fig. 10 an, 

 die die Bewegung des Quarzfadens angibt, wenn man den Strom (1 Milli- 

 volt Spannung) schließt, nach etwa 2 Sekunden öffnet, nach etwa 2 Sekunden 

 wiederum schließt usw. Die Polarisation ist sehr deutlich. Es ist mög- 

 lich, daß man vielleicht mit reineren chemischen Produkten und bei sorg- 

 fältigerer Zusammenstellung bessere Resultate erzielen könnte, — es ist 

 aber schon als ein Mangel einer Elektrode zu bezeichnen, wenn dieselbe 

 besondere Vorsicht bei ihrer Zusammenstellung fordert. 



Ich bin deshalb wiederum zur Zinkzinksulfatelektrode zurückgedreht 

 und gebe derselben folgende Zusammenstellung. In einen großen Glastrog 



