Notizen zue Handhabung des Saitengalvanometees. 



513 



wird physiologische Kochsalzlösung gegossen und in diese die Extremität 

 eingetaucht. In den Trog kommt dann noch ein Tonzylinder von einem 

 kleinen Da nielschen Element mit Zinksulfatlösung und Zinkstab zu stehen. 



Fig. 10. 



Eine solche Kombination erweist sich in jeder Beziehung bequem. Zum 

 Vergleich mit der Ostwaldschen Elektrode, lasse ich die Fig. 11 folgen, 

 die die Unpolarisierbarkeit der Zinkzinksulfatelektrode illustriert. 



Die in der letzten Zeit gemachten Vorschläge zur „Vereinfachung" 

 der Elektroden, nämlich Zinkwannen, die mit Kochsalzlösung gefüllt werden. 



Fig. 11. 



und die Extremitäten aufnehmen, beruhen vermutlich auf Konfusion und 

 brauchen nicht weiter berücksichtigt zu werden; da die Zink-Kochsalz- 

 wannen ungleichartig und polarisierbar sind, so dürfen sie nicht verwendet 

 werden. 



Archiv f. A. u. Ph. 1910. Physiol. Abtlg. 33 



