﻿92 



H. Piper: 



Die Zeitschreibung erfolgte mit einer Stimmgabel von 50 Schwingungen 

 pro Sekunde. Die eine Zinke war mit einer Borste armiert, deren Schatten sich 

 mit dem horizontalen Spalt des Registrierers kreuzte und die Schwingungen 

 aufschrieb. 



Der Lichtreiz wurde in ganz ähnlicher Weise registriert, wie bei meinen 

 früheren kapillarelektrometrischen Messungen. Die Anordnung ist aus Fig. 1 

 zu ersehen. Ein T förmig gebogenes Papprohr ist auf horizontaler Unter- 

 lage so gelegt, daß der Querschenkel unter einem Winkel von 45° gegen 

 die Vorderwand des Registrierers (R) geneigt ist und seine Öffnung auf den 

 seitlichen Teil des hier angebrachten horizontalen Spaltes (Sp) kehrt. Das andere 



P 



Fig. 1. 



Ende des Querschenkels trifft auf eine Öffnung in der Wand des Kastens (K), 

 unter welchem das Versuchstier so gelagert wird, daß das zu untersuchende 

 Auge nahe an dieser Öffnung seine Lage erhält. Der mittlere Schenkel 

 des T-Rohres trägt an seinem Ende einen Momentverschluß ( V), wie er an 

 photographischen Apparaten verwendet wird. Dieser Schenkel führt auf die 

 Öffnung eines Schutzgehäuses, welches eine das Reizlicht liefernde fünf- 

 amperige Bogenlampe (B) beherbergt. Die Strahlen dieser Bogenlampe treffen 

 beim öffnen des Momentverschlusses auf zwei am Fuße des mittleren Schenkels 

 angebrachte Spiegel (S 1 und S 2 ), welche um 45° gegen die Strahlen geneigt 

 sind und diese nach rechts und links in den Querschenkel des T-Rohres ab- 

 lenken. Das nach rechts abgelenkte Licht trifft am Ende des Querschenkels 

 abermals auf einen gegen die Strahlenrichtung derart geneigten Spiegel (S 3 ), 

 daß das Licht auf den seitlichen Teil des Registriererspaltes (Sp) geworfen 



