16 



A sei der optische Knotenpunkt eines Ablese- 

 mikroskopes, mit Hülfe dessen sämtliche Beobachtungen 

 ansg'eführt wurden, C der Mittelpunkt des Bulbus, E der 

 Scheitelpunkt der Hornhaut; in BD sei eine mit kon- 

 zentrischen Millimeterkreisen versehene G-lasscheibe aus 

 der optischen Werkstatt von Dr. Steeg & Beut er in 

 Homburg angebracht. Nachdem das Mikroskop auf E 

 vollständig- scharf eingestellt war, wurde durch vertikale 

 Verschiebung des Keratometers der Kreis gesucht, der 

 mit der zu beobachtenden Krümmung möglichst genau 

 zusammenfiel. Hierbei möge der Mittelpunkt der Scheibe 

 in F, der des adaptiven Krümmungskreises in G fallen, 

 den Schnittpunkt von CE und der Verlängerung von AF, 

 dann ist FD der auf der Glasscheibe abgelesene Eadius 

 und G E der Radius der Hornhautkrümmung. Zur 

 Korrektion der Parallaxe hat man folgende Proportion 

 EG:DF=:AC:AB, aus der der Krümmungsradius zu 

 berechnen ist, sobald man die Enfernungen AC und AB 

 kennt. Um die Messung genauer durchzuführen, wurde 

 das Keratometer ein zweites Mal in der Entfernung BC 

 hinter das Auge gebracht, so dass B^C^BC war. Den 

 Krümmungsradius erhält man jetzt aus der Proportion 

 E G : D^ F^ = A C : A B^. Eine Kontrolle hat man dann 

 noch in dem Mittel aus den beiden abgelesenen Werten 

 DF und Dl Fl, welches ebenfalls den wahren Krümmungs- 

 radius liefert. Es möge nun der Apparat (Tafel HL), 

 der zur Bestimmung der Radien konstruirt wurde, be- 

 schrieben werden. 



Damit das Keratometer K sowohl vor als auch hinter 

 dem Auge aufgestellt werden konnte, war dasselbe mit 

 einem Gestell G fest verbunden, welches sich in einer 

 Führung F in horizontaler Richtung, also von X nach Y 

 und umgekehrt verschieben Hess. Ausserdem war die mit 

 einem Zeiger Z versehene Glasscheibe um eine vertikale 

 Achse A drehbar, so dass dieselbe vollständig umgelegt 

 werden konnte, und der Zeiger nach vorn zu liegen kam. 



