ÉLIMINATION DE LOXYDE DE CARBONE. 15 



à une extrémité, puis rempli de cuivre réduit par l'hydrogène 

 et grillé d'abord dans un têt où on l'a fait rougir en le chauffant 

 avec le chalumeau à gaz et air insufflé par la trompe, chalu- 

 meau qui existe maintenant dans presque tous les laboratoires. 

 On introduit le tube de verre dans un tube de fer F, large de 

 h centimètres environ, dans l'axe duquel on le maintient à l'aide 

 de bouchons; puis on recourbe la seconde extrémité du tube de 

 verre à angle droit dans le même plan que la première. Le tube 

 de fer est placé sur la grille à analyse qui est chauffée au gaz : le 

 tube de fer sert à répartir également la chaleur autour du tube 

 de verre. Il est bon d'employer un régulateur de pression du 

 gaz de l'éclairage, pour maintenir le tube de verre au rouge 

 sombre d'une manière constante et pour éviter la fusion et l'ob- 

 struction du tube par aplatissement. 



S A la suite du tube à combustion on fixe un tube en U qui 

 reste vide, et qui communique par un tube de verre recourbé 

 avec un barboteur W, petit appareil de Woolf à trois boules, 

 construit par Alvergniat, et qui est très-commode pour l'ab- 

 sorption des gaz par les liquides. Les tubes en U sont fixés au 

 tube à combustion par des tubes de caoutchouc et sont com- 

 plètement immergés dans des bocaux pleins d'eau D, F. 



Le barboteur, qui est rempli d'eau de baryte, est uni par un 

 tube de verre avec le tube en U, et l'assemblage est enveloppé 

 d'un manchon plein d'eau ; de sorte que tous les points par les- 

 quels l'air extérieur pourrait être aspiré sont complètement 

 plongés dans l'eau. 



J'ai fait choix de l'eau de baryte préférablement à la potasse 

 pour plusieurs raisons. On voit s'il y a un précipité de carbo- 

 nate de baryte, par suite s'il y a eu combustion d'oxyde de car- 

 bone ou d'un gaz combustible contenant du carbone. L'emploi 

 de tubes à potasse, que l'on pèse avant et après le passage des 

 gaz, exige que les gaz soient desséchés, ce qui complique beau- 

 coup l'appareil et ce qui présente de grandes difficultés dans le 

 cas où il faut faire passer un grand volume de gaz saturé d'hu- 

 midité : on ne peut plus alors employer les fermetures hydrau- 



