180 n. GIRARD. 



Il faut d'abord éviter cette objection que le frottemeut du corps 

 de l'insecte et de ses pattes, lorsqu'il s'agite sur les soudures 

 d'une des faces de la pile thermo-électrique, peut produire l'effet 

 observé. J'ai pris des pinceaux-brosse durs et placés au bout 

 d'un long levier de bois, et j'ai laissé tomber sur la pile à plu- 

 sieurs reprises les poils raides de la brosse, de manière à pro- 

 duire une friction plus forte que celle que les mouvements 

 intermittents de petits insectes peuvent occasionner, et je n'ai pas 

 obtenu au delà de quelques degrés de déviation de la boussole ; 

 cet effet est donc, en grande partie, négligeable devant les fortes 

 déviations qu'on observe. 



Quand on veut comparer, tout à fait au même moment, les 

 températures de deux régions d'un même insecte, placé sur du 

 duvet ou du coton, comme on a besoin des deux mains pour 

 opérer, il peut être commode, afin de se passer d'un aide qui 

 tienne l'insecte avec une pince de bois, d'attacher l'animal sur 

 un petit carton avec des fils de soie. On pose le carton sur le 

 duvet, et rien n'est plus facile alors que de piquer au même 

 instant les deux régions avec les aiguilles. 



On peut employer des procédés particuliers pour comparer les 

 inégales températures de deux régions, toutes deux à l'extérieur 

 d'un insecte. On prend l'insecte dans une longue pince de bois, 

 en entourant la main de linge pour diminuer son rayonnement 

 et l'on porte sur les soudures noircies d'une des bases de la pile, 

 décoiifée de son fourreau métallique et placée verticalement, tour 

 à tour chaque partie à comparer. On a soin de s'assurer que les 

 mains seules ne donnent pas de déviation. Ou bien on peut se 

 servir du petit appareil que nous nonnjierons pince de contact ou 

 pile à soudures mobiles, et que M. lluhndcorf a bien voulu con- 

 struire pour nos expériences. Ce sont deux ou plusieurs couples 

 bismuth-antimoine de la pile de Nobili, inversement tournés, avec 

 le même nombre de soudures, de manière à donner un effet dif- 

 férentiel, unis entre eux, et au galvanomètre à la façon des 

 aiguilles thermo-électriques, par de lins fils de cuivre rouge. 

 Deux manches isolants sont adaptés, un à cha(}ue série d'élé- 

 ments. Les soudures libres sont portées ensemble de manière à 



