ÉTUnF SUR TA CHALEUR LIBRF OF.S INVRRTl'lBRl'S. 181 



toucher les deux restions à comparer, et l'on examine, d'après 

 le sens de la déviation, de quel cùb; est I'cîxccs d(3 chaleur libre. 

 A ce propos, je dois taire remarquer que les piles A et B dont je 

 me suis servi étaient en bismuth et antimoine purs, selon les 

 modèles de Nobili ; mais det)uis on est parvenu à obtenir des 

 appareils thermo-électriques d'une bien plus grande sensibilité. 

 Ainsi M. Lombard, aux Etats-Unis, s'est servi de couples (1) 

 constitués par le bismuth d'une part, et, d'autre part, un alliage 

 de 96 antimoine et 53 zinc, constituant un appareil quatre fois 

 plus sensible que celui de Nobili. M. Paihmkorff possède aujour- 

 d'hui des alliages donnant environ trente fois plus de sensibihté 

 que les anciennes piles Nobili, ainsi que l'a constaté M. E. Bec- 

 querel (2). Une pince de contact avec de pareils alliages permet- 

 trait de constater de la chaleur chez une puce. Les deux soudures 

 sont l'une en bismuth un peu antimonié, l'autre d'un alliage 

 triple d'antimoine, de cadmium et de bismuth. Les soudures 

 mobiles dont je me suis servi étaient formées chacune de deux 

 couples d'alliages donnant une sensibilité environ triple de celle 

 de bismuth et de l'antimoine purs. Cette sensibilité exquise 

 nécessite de grandes précautions expérimentales. 11 faut éviter 

 tout courant d'air, se tenir le corps le plus écarté possible, ne 

 toucher absolument avec les doigts que les fourreaux isolants 

 et non les fils rhéophoriques, et placer les deux mains symé- 

 triquement, avec le même nombre de doigts étendus, afin de 

 compenser les effets ; les soudures échauffées ne reprennent que 

 lentement la température ambiante, en raison de leur parfaite 

 isolation par la résine. 



Un moyen très-i^cile de s'assurer, dans le courant des expé- 

 riences au galvanomètre de M. Ruhmkorff, si cet instrument n'a 

 pas perdu de sa sensibilité est le suivant que m'a indiqué son 

 célèbre constructeur. On prend les aiguilles fer-platine, ou, plus 

 simplement, on intercale, à contacts métalliques, un fil de fer 

 dans le circuit de cuivre du galvanomètre. 11 faut qu'en serrant 



(1) Brown-Séquart, Archives de physiologie, \\^ !i, juillet-août 1868. 



(2) E. Becquerel, Mém. sur les pouvoirs therm. élr-ct. des corps. {Aû/i. du Conserr, 

 des arts et met., 1866.) 



