ABSORPTION DES GAZ PAR LK SANG. 3 



à l'abri de celte grave cause d'erreur : il consiste à envelopper 

 d'eau le robinet. Cette fermeture hydraulique est indispensable, 

 elle donne une sécurité absolue ; et un robinet plongé dans l'eau 

 peut garder indéfiniment le vide , l'eau soumise à la pression 

 atmosphérique ne pouvant point passer par des fissures très-fines 

 qui laisseraient rentrer l'air à travers le robinet. J'ai fait fixer 

 d'abord autour du robinet un manchon de caoutchouc à parois 

 souples que l'on remplissait d'eau, et au travers des parois on 

 faisait manœuvrer la clef du robinet immergé complètement dans 

 l'eau. Tout récemment M. Alvergniat a remplacé le caoutchouc, 

 qui s'altérait assez rapidement, par un manchon fixe formé de 

 deux pièces métalliques que l'on réunit au moyen de vis, et qui 

 présentent seulement une tubulure à travers laquelle passe la 

 clef du robinet qui fait saillie au dehors ; un tube de caoutchouc 

 à parois minces, qui se fixe d'une part sur la tubulure et d'autre 

 part sur la clef, sert à fermer le manchon, et permet par sa sou- 

 plesse de donner à la clef tous les mouvements et toutes les po- 

 sitions nécessaires. Le manchon métallique reste constamment 

 rempli d'eau. La fermeture hydraulique est si avantageuse, que 

 je l'emploie dans tous les appareils que j'aurai à décrire dans la 

 suite de ce travail ; tous les points qui pourraient permettre l'en- 

 trée de l'air sont maintenus complètement immergés dans l'eau. 

 Le récipient R est un ballon dé verre d'une capacité de 

 500 centimètres cubes environ, muni d'un col long d'un mètre 

 et qui a 3 centimètres de diamètre ; ce col se termine par 

 une partie légèrement effilée. Autour du long col on fixe à 

 l'aide de bouchons de caoutchouc un manchon de laiton M long 

 de 80 centimètres, qui a 5 centimètres de diamètre, et qui pré- 

 sente à ses extrémités deux tubes par lesquels on peut faire 

 circuler un courant d'eau froide. On commence par remplir 

 complètement d'eau ordinaire ou mieux d'eau distillée le ballon 

 et le col ; puis, à l'aide d'un tube de caoutchouc épais qui ne 

 doit pas s'aplatir lorsqu'on fera le vide , on réunit le col du 

 ballon récipient au tube horizontal ou d'aspiration de la pompe 

 à mercure. Cet assemblage, qui rend le récipient mobile, est 

 enveloppé d'un manchon de caoutchouc m qui est rempli d'eau: 



