80 



trennt, so dass sofort ein Blick den Gang und die' Grösse der Pha- 

 senänderungen zeigt, namentlich ob eine relative Phasenänderung 

 stattfindet oder nicht und dies gleichzeitig für alle Farben des sicht- 

 baren Spectrums. Feine BlUttchen durchsichtiger Körper zeigen mit 

 dem Spectroskop beobachtet im reflectirten Lichte ein System dunkler 

 Streifen, welche von der Interferenz der an den beiden Gränzen 

 reflectirten Lichtstrahlen herrühren. Sind die Gränzflächen parallele 

 Ebenen, so bilden die Streifen parallele Linien, deren Abstände 

 einfach von der Dicke und dem Brechungsindex des Blättchens ab- 

 hängen. Bringt man eine Seite des Blättchens zur Hälfte mit einem 

 andern Medium in Berührung, so erhält man im Spectroskop zwei 

 Streifensysteme dicht über einander; die Verschiebungen der Streifen 

 des neuen Systems gegen die ursprünglichen geben die relativen 

 Phasenänderungen an, welche das Licht bei der Reflection an der 

 Gränze des Blättchens und Luft einerseits und an der Gränze des 

 Blättchens und des mit ihm in Berührung gebrachten Körpers 

 andrerseits erlitten hat. Da die beiden Streifensysteme durch eine 

 jjaarfeine Linie getrennt, unmittelbar an einander stossen, so lassen 

 sich selbst geringe Aenderungen der Phase sofort erkennen und 

 zwar gleichzeitig für ebensoviele Wellenlängen wie Streifen im 

 Spectrum vorhanden sind. Verl. betrachtet speciell hier nur die 

 senkrechte Incidenz, bei welcher die Polarisationsebene nicht ins 

 Spiel kömmt. Behufs dieser Beobachtungen setzt er die dünne 

 Lamelle dicht vor den verticalen CoUimatorspalt eines Spectrome- 

 ters, so dass die reflectirenden Flächen senkrecht zur Collimator- 

 achse stehen. Das Licht der Lichtquelle tritt nun durch eine Seiten- 

 öifnung des Collimatorrohres horizontal in dasselbe ein und trifft 

 hier eine planparallele Glasplatte mit verticaler Achse, um welche 

 die Platte soweit gedreht ist, dass sie mit der CoUimatorachse einen 

 Winkel von 45^ bildet. Die Glasplatte reflectirt das auffallende 

 Licht durch den CoUimatorspalt auf das dünne ßlättchen, die an 

 beiden Gränzen desselben senkrecht zurückgeworfenen Strahlen ge- 

 langen dann durch Spalt, Planplatte, Collimatorlinse zum Prisma 

 und Beobachtungsfernrohr. Zur Herstellung der dünnen Blättchen 

 dienten Jodsilber, Glas, Pyroxilin und elastische Harze. Jodsilber- 

 schichten auf Glas lassen sich bis zu einer Dicke von 6 Wellenlän- 

 gen des Lichts in der Substanz in jeder Vollkommenheit aus po- 

 lirten Glassilberspiegeln herstellen. Pyroxilinhäutchen und Harz- 

 lamellen sind bequemer als Glaslamellen und schon in Dicke von 

 einer Wellenlänge sehr fest. Verf. beschreibt nun die einfachsten 

 an durchsichtigen Substanzen gemachten Beobachtungen und gelangt 

 aus denselben zu folgenden Schlüssen. Die relative Phasenänderung, 

 welche das Licht bei normaler Reflection erleidet, ist Null, wenn 

 das erste Medium das grössere Brechungsvermögen hat, und ent- 

 spricht einem Gangunterschiede von einer halben Wellenlänge, wenn 

 das zweite Medium das stärker brechende ist, für alle transparenten 

 Medien und alle Farben des sichtbaren Spectrums. Ist die relative 



