374 



aulschieben lässt uiid ein Stift mit Anschlägen rechts und links re- 

 gulirt wie bei einem Gashahn die Bewegungsgränzen des Hahnes. 

 Auf die Fassungen der beiden Eöhren am Eisengefässe schrauben 

 sich von aussen die Messingröhren auf, die oben durch einen Bügel 

 mit der Aufhängevorrichtung verbunden sind. Beide ßöhren sind 

 am untern Ende auf eine Länge von 100 Mm. verstärkt und aussen 

 pai-allel zu ihrer Längsachse genau cylindrisch abgedreht. Die eine 

 Eöhre, welche die lange, oben geschlossene und durch ein Kork- 

 stück gehaltene Glasröhre umschliesst, trägt eine Millimetertheilung, 

 die oben bis zum Rande eines Längsschlitzes herangeht , so dass 

 der in diesem Schlitze verschiebbare Nonius zur Ablesung der Vio 

 Mm. unmittelbai- die Theilung berührt. Dieser Nonius sitzt an einem 

 die Glasröhre umschliessenden Ring, mit dessen untern Rande seine 

 Nulllinie zusammenfällt. Um den untern Rand des Ringes oder 

 Nonius auf die Quecksilberkuppe einzustellen, ist zur Beleuchtung 

 von hinten auch die Rückseite der Röhre mit einem Längsschlitz 

 versehen. Die zweite Messingröhre ist am rintern Ende ebenfalls 

 mit solchen zwei Längsschlitzen versehen, besitzt aber keine Thei- 

 lung, es wird vielmehr der Nullpunkt der ersten Röhre übertragen 

 dadurch, dass eiii od förmiger Doppelring, der beide Röhren umfasst 

 und dessen unterer Rand senkrecht zu seiner Achse abgedreht ist, 

 mit dem letztern auf den bezüglichen Theilstrich der ersten Röhre 

 eingestellt wird. Die zweite Röhre hat oberhalb der Schlitze zwei 

 kreisförmige Oeffnungen, von welchen die vordere zum Aufstecken 

 des Schlüssels auf den Hahn, die hintere zum Austritt des Queck- 

 silbers aus der Durchbohrung desselben dient. Im obern Theil dieser 

 Röhre ist auch das Thermometer eingeschoben. Die Füllung und 

 Zusammensetzung des Barometers ist sehr einfach. Auf das eine 

 Ende der kurzen Glasröhre wird der Stahlhahn aufgepresst, ge- 

 schlossen und das andere Ende in der betreffenden Oeflfnung des 

 Eisengefässes befestigt. Darauf wird die Barometerröhre mit der 

 Oeffnung nach oben ebenfalls in das mit seiner Oeflfnung nach oben 

 gekehrte Eisengefäss dicht eingesetzt und nun das ganze Gefäss 

 mit Quecksilber gefüllt. Dann legt man die Scheidewand und den 

 nach innen gestülpten Ledersack ein, presst letzten mit der Mutter 

 stark an und schraubt den Deckel auf. Kehrt man nun das Instru- 

 ment um und bringt es in eine ziemlich verticale Lage, so tritt die 

 etwa zurückgebliebene Luft nach oben und entweicht in die kurze 

 Röhre. Durch Oeflfnen des Hahnes wird sie völlig entfernt. Nun 

 werden bei wieder geschlossenem Hahn die beiden Messingröhren 

 aufgeschroben, der Doppelring aufgeschoben, das Thermometer ein- 

 gesetzt und beide Röhren durch den Bügel verbunden. Verf. be- 

 schreibt nun noch den Gebrauch. Es ist weniger veränderlich als 

 die bisherigen Barometer. — (Bullet. acad. Petershourg XXI. 85—93.) 

 Chemie. H. Hlasiwetz u. J. Habermann, über das Ar- 

 butin. — Kawalier erkannte den in den Blättern der Bärentraube ge- 

 fundenen Bitterstoif das Arbutin als ein Glycosid , das sich mit dem 



