135 



dass es keine wissenschaftliche Bedeutung hat. Verf. schlägt zwei 

 Methoden vor, mittelst deren man wenigstens eins dieser Elemente, 

 den Farbenton auf einfache Weise ermitteln kann. Die eine schliesst 

 sich einem schon früher gemachten Vorschlage an , darin bestehend, 

 die Scala im Scalenfernrohr eines gewöhnlichen Spectralapparates 

 durch eine passend erleuchtete farbige Fläche zu ersetzen, dann 

 muss das Spiegelbild dieser Fläche sich über das Spectrum lagern, 

 so dass der Beobachter eine Mischung der von dem Pigmente zurück- 

 geworfenen und der Spectralfarben erblickt. Aehnlich kann man 

 ein Spiegelbild einer bemalten Fläche neben ein Spectrum legen und 

 so die beiden mit einander vergleichen. Am zweckmässigsten wird 

 ein weisser Carton von möglichst feinem Korne z. Th. mit schwarzem 

 Papier beklebt, so dass eine scharfe horizontale Trennungslinie die 

 beiden Hälften scheidet. Senkrecht auf die Trennungslinie ist in 

 den schwarzen Theil eine Spalte eingeschnitten von 1 Millim. Breite, 

 genau bis zur Trennungslinie beider Hälften .reichend. Diesen Car- 

 ton bringt man nun in die Brennebene des Scalenfernrohrs, von dem 

 man die Scala entfernt hat und das bewegliche Eohrstück möglichst 

 weit hingeschoben oder auch weggenommen hat. Die horizontale 

 Trennungslinie muss durch die Achse des Rohres senkrecht ge- 

 schnitten werden und der ganze Carton in seiner eigenen Ebene 

 leicht horizontal verschiebbar sein. Befindet sich der weisse Theil 

 oberhalb der Fernrohrachse ■■ so erblickt man im Fernrohr unten das 

 Spiegelbild der weissen Fläche, oben dicht daran das des Schlitzes. 

 Hat man nun gleichzeitig die untere Hälfte des Spaltes im Collima- 

 torfernrohr mit einem Blättchen Stanniol oder einem undurchsichtigen 

 Körper bedeckt, während die obere frei gelassen wurde: so sieht 

 man zugleich in der untern Hälfte des Gesichtsfeldes das Spectrum 

 gemischt mit Weiss. Durch geeignetes Beschatten des weissen Car- 

 tons sowie durch passende Wahl der Spaltbreite , kann man sowohl 

 die Helligkeit des Spectrums als auch des weissen Spiegelbildes 

 innerhalb weiter Gränzen beliebig verändern und hat so die Reinheit 

 und Helligkeit des unten erscheinenden Spectrums in seiner Gewalt. 

 Stellt man nun in einiger Entfernung hinter dem Schlitze im Carton 

 die zu untersuchende farbige Fläche auf: so erblickt man den Schlitz 

 in der betreffenden Farbe. Durch Verschieben des Cartons kann 

 man alsdann das Bild des Schlitzes dicht über die Farbe im Spectrum 

 bringen, welche ihm am nächsten steht und endlich durch allmählige 

 Aenderung in der Helligkeit- und Reinheit des letzteren vollständige 

 Uebereinstimmung herbeiführen. Wesentlich ist das sehr feine Korn 

 des Cartons. Das erhaltene Resultat lässt sich mit folgender Me- 

 thode controlliren. Man ersetzt die Scala im Scalenfernrohr durch 

 eine undurchsichtige Platte, welche mit einem die Mitte überschrei- 

 tenden verticalen Schlitze versehen ist, während die Spalte im CoUi- 

 mator wie vorhin zur Hälfte bedeckt bleibt. Bringt man nun vor 

 dem Schlitze am Scalenfernrohr die farbige Fläche an: so erblickt 

 man das Bild des Schlitzes im dunkeln Theile des Gesichtsfeldes in 



