137 



ohne ihn zu berühren : so clivergiren die Blättchen und zwar zeigen 

 sie nach Entfernung der Stange positive Electricität. Ueberlässt man 

 nun das Electroscop sich selbst, so fallen die Blättchen langsam zu- 

 sammen. Berührt man aber den Knopf, so lange die Divergenz noch 

 dauert, nur einen Moment leitend, so fallen die Blättchen plötzlich 

 zusammen, gehen aber allmählig wieder auseinander und zwar mit 

 negativer Electricität. Demnach ist die — E aus dem Electroscop 

 auf die innere Glasfläche geströmt. Sobald die — e Stange dem 

 Knopfe genähert wird, strömt — E aus dem Blättchen auf die Glas- 

 fläche, im Knopfe bleibt +E. Entfernt man die Stange, so diver- 

 giren die Blättchen mit + E, saugen aber langsam die — E von der 

 Glasfläche wieder ein. Berührt man dagegen sofort den Knopf des 

 mit 4-E geladenen Electroscops, so wird dieses abgeleitet, die un- 

 electrisch gewordenen Blättchen saugen aber ebenfalls die — E von 

 der Glasfläche wieder ein und divergiren mit derselben. Haben sie 

 das Maximum der Divergenz erreicht und man berührt den Knopf : 

 so wird das Electroscop entladen. — 2. Berührt man den Knopf 

 mit der Stange und entfernt diese dann, so divergiren die Blätter 

 heftig mit positiver Electricität-, die Divergenz verliert sich nur 

 schwer. Berührt man den Knopf, so bleibt die Divergenz mit posi- 

 tiver Electricität bestehen, nimmt sehr allmählich ab; berührt man 

 unterdess wieder den Knopf, so nimmt sie sogar wieder zu und nur 

 sehr schwer nimmt das Electroscop seinen völlig unelectrischen 

 Zustand wieder an. Erklärung : bei Berühren des Knopfes mit dem 

 stark — e Körper wird das Electroscop mit -|- E geladen. Hat man 

 eine geriebene Ebonitplatte genommen : so sieht man beim Aufstreuen 

 eines Gemisches von Schwefel - und Mennigpulver eine positive 

 Stanbfigur an der Stelle entstehen, an welcher der Funken zwischen 

 Knopf und Platte übergegangen ist. Nach dieser Eichtung entweicht 

 also -|-E aus dem Knopfe, aber die — E, durch deren Austritt die 

 -f-e Ladung des Electroscops allein erklärt werden kann, ist in 

 grosser Menge auf die Glasplatte übergetreten. Berührt man den 

 Knopf, so leitet man die +E nicht ab, weil sie zu stark durch jene 

 auf der Glasplatte ausgebreitete — E gebunden. Fallen die Blättchen 

 langsam zusammen und man berührt den Knopf wieder, so ist immer 

 noch — E genug auf dem Glase vorhanden, um durch Influenz be- 

 deutende Mengen von + E in den Blättchen festzuhalten. — Alle 

 diese Erscheinungen setzen gar nicht sehr kräftige Electricitätsquellen 

 voraus, man kann dieselben leicht hervorrufen, aber an langen 

 Blättchen treten sie stärker auf. Wenn hiernach das Electroscop 

 geradezu eins der unbrauchbarsten physikalischen Instrumente wird : 

 so ist das nur deshalb , weil man eine einfache Zugabe unbeachtet 

 lässt, nämlich die Stanniolbekleidung auf der Aussenseite der Glas- 

 kugel, welche den Messinghals des Instrumentes mit dessen Fuss- 

 gestell leitend verbindet. Verf. entfernt auch das Glas aus dem 

 Electroscop. Das Gehäuse ist ein horizontalliegendes von Metall- 

 füssen getragenes Messingrohr von 12 Cm. Durchmesser und 8 Cm. 



