Über die Muskelsteöme bei willkürlicher Kontraktion. 45 



Diese Ergebnisse waren zu erwarten. Zunächst beruht die Abnahme 

 der Wellenamplitude bei wachsender Saitenspannung auf der Reduktion 

 der Empfindlichkeit der Saite. Gleichzeitig wächst mit zunehmender 

 Spannung der Saite die Geschwindigkeit ihrer Einstellung. Infolgedessen 

 vermag jetzt das Instrument den sehr frequenten kleinen Stromoszillationen 

 der mit geringer Phasenverschiebung eintreffenden Wellen besser zu folgen, 

 welche bei schlaffer Saite mehr oder weniger unterdrückt werden. Daher treten 

 mit wachsender Saitenspannung die den Haaptwellen superponierten kleinen 

 Nebenzacken mehr und mehr hervor. Die Hauptwellen aber bleiben in 

 der Frequenz von etwa 50 pro Sekunde bestehen. 



Die Tatsache, daß mit der Elektrodengröße die Welleuamplitude zu- 

 nimmt, ist dadurch bedingt, daß die Summe der von den Elektroden ab- 

 gefangenen phasengleichen Aktionsströme der Muskelfibrillen mit der Größe 

 der Kontaktfläche steigt. 



Durch die Versuche ist gezeigt: 



1. der 50 er- Rhythmus, der bei der Willkürkontraktion im Muskel 

 auftretenden Aktionsströme ist unabhängig von der Spannung der Galvano- 

 metersaite und der Größe der Ableitungselektroden. 



2. Mit wachsender Saitenspannung nimmt die Amplitude der Aktions- 

 stromwellen ab und gleichzeitig treten mehr den Hauptwellen superponierte 

 kleine Nebenzacken hervor. 



3. Die Wellenamplitude nimmt mit der Elektrodengröße zu. (Be- 

 stätigung der Versuche von H. Piper.) 



