Steömungswideestand d. Blutes gegenüb. kleinen Druckwerten. 199 



Der Gang eines Versuches gestaltete sich mit dem eben beschriebenen 

 Apparat in folgender Weise: 



Die Röhrchen R^, B.^ und B.^ (Reservoirröhrchen) sind bei Beginn 

 mit der zu untersuchenden Flüssigkeit beschickt, bis zur Schmelzstelle mit 

 der Kapillare angefüllt. Der Hahn T ist dabei so gestellt, daß das 

 Sammelrohr SB mit dem Saugballon kommuniziert. Mittelst desselben wird 

 auf die Kapillaren so lange eine Saugwirkung ausgeübt, bis die Menisci der 

 in die Meßpipetten übergetretenen Flüssigkeitssäuleu an den Nullpunkt der 

 Skala vorgerückt sind. Die einzelnen Flüssigkeitssäulen können dabei un- 

 abhängig voneinander der Druckwirkung unterworfen werden, da die Zwischen- 

 stücke Z W aus Gummi sind und sich einzeln komprimieren lassen. 



Ist die Einstellung der Menisci auf den Nullpunkt der Skalen erfolgt, 

 und bei geeigneter Stellung des T-Hahnes die Luft aus der pneumatischen 

 Kammer PK durch den Ballen B ausgepumpt, so wird der T-Hahn so 

 gedreht, daß nunmehr die Saugwirkung des luftverdünnten Raumes in der 

 pneumatischen Kammer dem Sammelrohr SB mitgeteilt wird. Unter dieser 

 Saugwirkung tritt die Flüssigkeit aus den drei Reservoirröhrchen durch die 

 Kapillaren hindurch in die Meßpipetten über. Der Beginn des Strömens 

 (Einstellen des T-Hahnes) wird mit der Stoppuhr markiert. Ist eine ge- 

 nügende Menge von Flüssigkeit in die Meßpipetten übergetreten, so wird 

 der T-Hahn so gedreht, daß er durch die Ventilöffnung V eine Verbindung 

 des Sammelrohres mit der Außenluft herstellt. Die Saugwirkuug ist damit 

 ^^nterbrochen. Der Moment wird wiederum an der Stoppuhr markiert. An 

 der Skala jeder Meßpipette wird die Strecke abgelesen, um welche in ihr 

 der Meniscus vorgerückt ist. Die Zeitdauer, während welcher das Vor- 

 rücken bzw. der Durchfluß durch die Kapillaren stattgefunden hat, wird 

 an der Stoppuhr abgelesen, der Druck (negativ d. h. Saugwirkung), unter 

 welchem der Durchfluß stattgefunden hat, an dem Manometer in Kubik- 

 zentimetern der Wassersäule. 



Als besondere Maßnahmen, welche zur Erhöhung der Genauigkeit er- 

 griffen wurden, seien folgende erwähnt: 



Es wurde streng darauf geachtet, daß die Innenwand ung der Kapillaren 

 und Meßpipetten vollständig rein war. Es ist dies nötig, weniger wegen 

 der raumeinschränkenden Wirkung allfälliger Unreinheiten, als wegen ihres 

 Einflusses auf die Oberflächenspannung. Die geringsten Spuren, welche 

 z. B. den Wandungen der Meßpipetten anhaften, genügen, den dort be- 

 findlichen Meniscus der Flüssigkeitssäule derart zu ändern, daß er sich in 

 seiner Kraftwirkung nicht mehr im Gleichgewicht befindet mit dem ent- 

 gegengesetzten Meniscus im Reservoirröhrchen. Der einseitige Kraftüber- 

 schuß subtrahiert sich oder addiert sich zu der vom Manometer angegebenen 

 Druckdififerenz, wodurch ein Fehler entsteht. — Im weiteren wurde darauf 



