200 W. R. Hess: 



geachtet, daß die Flüssigkeitssäulen vor Beginn jedes Versuches von der- 

 selben Seite in die NuUage gelangten, aus welcher sie in die Endlage 

 kamen, also in beiden Fällen von links. Dieses Vorgehen ist angezeigt, 

 weil die Form des Meniscus sich mit der Bewegungsrichtung etwas ändert. 

 Er ist etwas flacher bei der Bewegung des Meniscus nach seiner konkaven 

 Seite, er ist etwas tiefer, bei Bewegung nach seiner konvexen Seite. Eine 

 genaue Messung seiner Verschiebung setzt aber eine gleiche Form voraus. 

 — Das Drehen des T-Hahnes zum Einschalten, bzw. Unterbrechen der Saug- 

 wirkung vom Luftrezipienten aus, geschah natürlich so plötzlich wie mög- 

 lich, in demselben Augenblick, in welchem der Druck auf die Stoppuhr 

 erfolgte. — Druckschwankungen während der Versuche wurde durch Wärme- 

 schutz des Luftrezipienten vorgebeugt. 



Zur Prüfung der richtigen Funktion des Apparates wurden vorerst Ver- 

 suche mit destilliertem Wasser gemacht, und zwar in zwei Richtungen: 



1. wurde geprüft, ob der Apparat bei einzelnen Versuchen mit an- 

 nähernd übereinstimmenden Druckdifferenzen auch übereinstimmende Werte 

 ergibt. Allfällige gegenseitige Abweichungen zeigen die Fehlerquellen des 

 Apparates an (inkl. Zeitmessung); denn bei den einzelnen Versuchen be- 

 stehen genau dieselben Durchflußbedingungen, so daß die gegenseitigen Ab- 

 weichungen der Einzelresultate ausschließlich auf Messungsfehler zu beziehen 

 sind, Fehler beim Ablesen des Druckes, der Zeit und der Durchflußmengen. 



2. wurde untersucht, ob bei den verschiedenen Druckdifferenzen die 

 Durchflußzeiten sich entsprechend dem Pols euil Ischen Gesetz ändern, d. h. 

 gegenseitig umgekehrt proportional sind, so daß also das Produkt Druck mal 

 Zeit ein konstanter Wert bleibt, wenn auch die Größe des Druckes sich 

 ändert. Abweichungen von dieser Konstanz des Produktes können dadurch 

 zustande kommen, daß die Flüssigkeit nicht ausschließlich gleitende Be- 

 wegung ausführt, sondern, wie wir weiter oben auseinandergesetzt, rollende, 

 deren Auftreten mit zunehmender Druckdifferenz begünstigt wird. — Ein 

 weiterer Grund für mögliche Abweichung ist dann gegeben, wenn infolge 

 von Kürze oder relativ großer Lichtweite der Kapillaren deren Widerstand 

 ein geringer ist. In diesem Falle gewinnt die kinetische Energie meßbare 

 Werte, welche die Flüssigkeit bei ihrem Eintritt aus dem Reservoirröhrchen 

 in die Druckflußkapillare in Form fortschreitender Bewegung aufnimmt. 



Die absoluten Dimensionen und die dadurch bedingten Strömungs- 

 verhältnisse der erstbenützten Kapillaren (Apparat Nr. 1) sind folgende: 



ABC 



Länge in Millimetern 70 70 70 



Durchmesser in Millimetern . ^ ..... . 0-10 0*11 0-13 



Verhältnis der Durchmesser (4 = 1) ...".. 1-00 l-ll 1-39 



Verhältnis der Querschnittes (^ = 1) 1-00 1-21 1-69 



Verhältnis der gleichzeitig durchfließenden Mengen 1*00 1-46 2 «86 



