348 H. Pipee: 



einvvaiidfrei sind. Meist ist entweder die eine oder die andere in irgend 

 einer Hinsicht nicht vollständig befriedigend und das ist wohl aus dem Um- 

 stände begreiflich, daß das Einführen zweier Alanometer und das Stellen 

 der beiden Instrumente für die photographische Registrierung der Aus- 

 schläge den Druckmechanismus des Herzens oder seine Einwirkung auf das 

 Manometer an der einen oder anderen Stelle beeinträchtigt. Indessen dies 

 sind mehr technische Mängel der Doppelkurven, als daß ihr eigentlicher 

 Zweck, die Auffindung der funktionellen Beziehung der einzelnen Schwan- 

 kungen und Wellen der den verschiedenen Herzabschnitten zugehörigen 

 Druckperioden, dadurch beeinträchtigt wurde. 



Das Troikarmanometer war in Anlehnung an das von Straub be- 

 nutzte Instrument konstruiert, nur sind die Dimensionen in einigen Teilen 

 etwas anders gewählt. Um der Frank sehen Theorie der Membranmano- 

 meter zu genügen, mußten die Maße so gewählt werden, daß die „wirksame 

 Masse" möglichst gering und die Eigenschwingungeu möglichst hoch lagen. 



Das Instrument bestand aus einem 6 <=™ langen Kohr (Figg. 1 u. 2 5) 

 von 3-5 ^"^ lichter Weite, in welchem ein Mandrin {M) luftdicht ein- 

 gepaßt war und gleiten konnte. 3 • 2 '^"^ von der unteren Öffnung war 

 ein durchbohrter Hahn E angebracht, durch dessen Bohrung der Mandrin 

 hindurchglitt (Fig. 1). Nach dem Herausziehen des Mandrin kann der Hahn 

 um 90 Grad (Fig. 2) gedreht werden, so daß die Bohrung quer zur Röhre steht 

 und das Rohr in dieser Höhe abgeschlossen ist. Unterhalb des Hahnes 

 durchsetzt die Achse des Troikars einen kurzen trommelartigen Hohlraum T, 

 dessen Achse senkrecht zu der des Toikarrohres liegt, der 4-5™'^ inneren 

 Durchmesser hat, dessen eine ebene Wand aus Metall besteht, dessen 

 andere aber durch eine hier straff aufgebundene Gummimembran G ge- 

 bildet wird. Diese Membran dient für die manometrischen Messungen; 

 sie wird durch die Blutdruckschwankungen, welche sich durch das Troikar- 

 rohr auf die Flüssigkeit im Trommelhohlraume fortpflanzen, je nach der 

 Höhe des Druckes und zwar in einfacher Proportionalität mehr oder weniger 

 ausgebuchtet. Für die Messung der hohen Drucke in der Aorta und 

 den Ventrikeln wurde eine dicke und sehr straff gespannte Membran be- 

 nutzt, zur Beobachtung der geringen Druckschwankungen in den Yorhöfen 

 und der Yena cava wurde das Manometer mit einer dünneren, aber gleich- 

 falls straffgespannten Membran versehen. 



Am unteren Rande der Membran wurde ein optisch reines planes 

 Spiegelchen S von 1 "''^^ Durchmesser aufgeklebt. Das von diesem Spiegel 

 reflektierte Licht diente zur Registrierung der Membranausbuchtungen, 

 welche durch die Druckschwankungen in dem vollständig mit Flüssigkeit 

 gefüllten Hohlraum des Manometers bewirkt werden. Man sieht, daß das 

 Instrument fast ganz mit dem von Straub angegebenen übereinstimmt, 



