Die Blutdeuckschwankungen in den Hohlräumen des Herzens. 349 



Dur ist die Achse des Troikarrohres etwas weiter, die wirksame Masse also 

 geringer und ferner ist die Membran etwas kleiner, die Zahl der Eigen- 

 schwingungen des Instrumentes ist also bei gleicher Spannung etwas höher. 

 Diese betrugen unter den im Herzversuch obwaltenden Bedingungen, wenn 

 die dicke Membran zur Messung der Ventrikeldrucke aufgespannt war, 

 mehr als 250 pro Sekunde, wenn die dünnere Membran zur Messung der 

 Vorhofdrucke benutzt wurde , etwas über 200 pro Sekunde. Die Eigen- 

 schwingungszahl wurde nach der von Frank angegebenen, auch von 

 Straub zur Aichung seiner Manometer verwendeten Methode festgestellt; 

 sie läßt sich in manchen Herzdruckkurven auch an einzelnen Stellen direkt 

 abzählen, wenn durch irgend eine gelegentliche Störung, z. B. einen Stoß, das 

 Manometer in Eigenschwingungen verfällt. 



Vor dem Beginn der Druckuiessungen wurde das Hohlraumsjstem 

 des Instrumentes mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt und dabei, wie 

 während des ganzen Versuches, wurde sorgfältig darauf geachtet, daß keine 

 Luftbläschen darin blieben. Auf den stark entstellenden Einfluß, den die 

 Luftblasen auf die Kurven der zu messenden Druckschwankungen ausüben, 

 hat ja Frank sehr nachdrücklich hingewiesen. 



Nachdem das Troikarrohr in den zu untersuchenden Herzabschnitt 

 oder das Gefäß eingebunden war, wurde es am oberen Ende in einer 

 Klammer gefaßt und in einem Stativ vollständig unverrückbar festgestellt. 

 Für die photographische Registrierung der sehr kleinen Membranausschläge 

 diente die folgende von Frank angegebene Vorrichtung. Das Bild des 

 horizontal gestellten Glühfadens einer Nernstlampe wird mit Hilfe eines 

 Objektives von etwa 25°™ Brennweite so entworfen, daß es in etwa 110 '^"^ Ab- 

 stand von diesem scharf zustande kommt. In den Strahlengang wird nun 

 80 — 45 "" von der Linse entfernt der Spiegel des Manometers gestellt, so 

 daß das reflektierte Licht ein Bild des Glühfadens in 65—80'=™ Abstand 

 vom Spiegel gibt. 



Am Orte dieses Bildes wurde ein Frank sches Kymographion so auf- 

 gestellt, daß dessen senkrechter Spalt in der Ebene des horizontal gestellten 

 Glühfadenbildes stand und sich mit diesem kreuzte. Wenn nun der Mano- 

 meterspiegel den Druckschwankungen entsprechende Drehungen um eine 

 horizontale Achse erfuhr, so wurden die Drehungswinkel optisch ver- 

 doppelt und mit einem 65 — 80 '^^ langen Lichthebel auf die Ebene über- 

 tragen, in welcher das Glühfadenbild zustande kommt. Dieses macht auf- 

 und niedergehende Ausschläge, welche auf dem photographischen Papier der 

 Kymographiontrommel als Kurven aufgezeichnet werden. 



Die Zeit wurde nach Frank scher Methode dadurch geschrieben, daß 

 ein durch ein Weckeruhrwerk zum Pendeln gebrachter Hebel 3« 7 mal pro 

 Sekunde vor der Nernstlampe vorüberschlug. Er bewirkte dann ebenso 



