210 



Ernst Weber: 



Durch 2 verschiebbare Polster werden die Hände in ihrer Lage fest- 

 gehalten, so daß die Finger nicht aus dei\ Köhren herausgedrängt werden 

 können, wenn der Druck des Wassers auf sie wirkt, das dann in die 4 unter 

 einander kommunizierenden Röhren eingelassen wird, die Fingerlinge um- 

 spült und fest an die Finger anpreßt. (In Fig. 3 ist nur eine Hand eingeführt.) 



Würde man nun das Steigrohr, in das das Wasser aus den Röhren 

 hinaufsteht, durch einen Schlauch mit einer Marey sehen Kapsel verbinden, 

 so würde diese deutliche Volumpulse der Finger angeben, die von der 

 Kaliberänderung der kleinen, besonders der Hautgefäße herrühren. 



Fig. 3. 

 Sphygmomanometer nach Mos so. (Aus Archives Ital. de hiol. 



1895.) 



Bei der hier erörterten Benutzung des Apparates ist das Wasser aber 

 völlig abgeschlossen und steht direkt in Verbindung mit einem Quecksilber- 

 Manometer, wie das an Fig. 3 zu sehen ist, und durch Drehung der Schraube 

 über K, durch die ein Stempel herabgesenkt wird, kann ein allmählich sich 

 steigernder Druck auf das in den Röhren eingeschlossene Wasser ausgeübt 

 werden, der sich von aUen Seiten auf die in fester Stellung in den Röhren 

 liegenden Finger und natürlich auch auf das Manometer überträgt. Der 

 Druck kann bei einem vereinfachten Apparat auch durch Hebung eines da- 

 mit kommunizierenden Gefäßes mit Quecksilber gesteigert werden. 



Bei einer gewissen Höhe des Druckes muß es dann dahin kommen, 

 daß die kleinen Blutgefäße, deren Kaliberänderung den Fehler bei der 

 sphygmographischen Druckmessung herbeiführt, vöUig zusammengedrückt 

 und blutleer werden, während die Veränderungen an den beiden Haupt- 



