ÄNDERUNG DES BlUTDEUCKS DURCH BEWEGUNGSVORSTELLUNG. 211 



arterien des Fingers noch wirksam sind und die Schwankungen des all- 

 gemeinen Blutdrucks durch die Veränderung der am Manometer sicht- 

 baren Pulsierung anzeigen, die man durch Verbindung mit einer Marey- 

 schen Kapsel oder durch einen Schwimmer registrieren kann. 



Die Messung der absoluten Höhe des Blutdrucks zu einem bestimmten 

 Augenbhck, zu der Marey und Mosso diesen Apparat fast ausschließlich 

 benutzten, wird in folgender Weise ausgeführt. 



Steigert man den Druck des Wassers auf die im Apparat liegenden 

 Finger zunächst in geringem Maße, d. h. bis auf weniger als 70 — 80 mm Queck- 

 silber, so werden die einzelnen registrierten Pulsausschläge nach jeder Er- 

 höhung des Druckes größer sein als vorher. Bei einem Drucke von etwa 

 80 mm sind sie am größten und werden dann bei noch weiter fortschreitender 

 Steigerung des Druckes wieder kleiner, bis sie endlich ganz verschwinden. 



Die Erklärung dafür suchte schon Marey darin, daß die Arterienwand 

 unter dem Druck der Pulswelle dann die größten Exkursionen macht, wenn 

 sie am wenigsten gespannt ist. Das ist aber dann der Fall, wenn der Innen- 

 druck des Blutes auf die Gefäßwand durch einen äußeren Druck gerade 

 ausgeglichen wird und die Gefäßwand ,,frei flottiert". Der im Manometer 

 angegebene Druck, bei dem die registrierten Pulsschwankungen am größten 

 sind, würde also dem Innendrucke entsprechen, also den absoluten Blut- 

 druck angeben. Bei noch mehr steigendem Außendi'uck wird dann die Ge- 

 fäßwand allmählich zusammengepreßt. 



Es werden daher zur Feststellung der absoluten Höhe des Blutdrucks 

 zunächst bei geringem Drucke eine Anzahl von Pulsen registriert und dann 

 jedesmal wieder bei etwas gesteigertem Druck, bis man den Druck festgestellt 

 hat, der die Grenze bildet, bei deren Überschreitung sich die Pulse wieder 

 verkleinern und diesen Druck bezeichnet man als den absoluten Blutdruck. 



Um den Einfluß psychischer Vorgänge auf den Blutdruck zu beob- 

 achten, nahm Kiesow^ einige Versuche vor mit fortlaufender Registrierung 

 der Blutdruckschwankungen, beging aber den Fehler, die Kurven unter 

 dem Druck aufzunehmen, bei dem die Pulse am größten waren. 



Da die Möglichkeit, die Druckschwankungen mit diesem Instrument 

 fortlaufend zu registrieren, offenbar nur dann vorhanden ist, wenn man 

 unter der Voraussetzung, daß die Veränderungen an den kleinen Gefäßen 

 ganz ausgeschaltet sind, aus der Vergrößerung oder Verkleinerung der 

 einzelnen registrierten Pulse auf Änderungen des Blutdrucks nach djen beiden 

 verschiedenen Richtungen hin schheßt, so konnten die wenigen Versuche 



^ F. Kiesow, Experiences avec le Sphygmomanometre de Mosso sur les change- 

 ments de la pression du sang produits par les excitations psychiques. Archives Ital. 

 de hiol. 1895. 



14* 



