216 Ernst Weber: 



Ein Beispiel stellt Fig. 5 dar, in der die obere Kurve die des Blut- 

 drucks, die untere die des Volums ist. 



Zur Registrierung des Volums kann man sowohl den Arm, als den 

 Finger benutzen. Im letzteren Falle kann man, wie erwähnt, einen gleichen 

 Apparat wie zum Druckmessen benutzen, nur daß dann der mit Wasser 

 gefüllte Apparat direkt mit einer Mareyschen Kapsel verbunden wird. 



In Fig. 5 wurde vom Zeichen + bis — ein Unlustgefühl durch Geschmack- 

 reiz herbeigeführt. Das Volumen sinkt infolge der Verengerung der äußeren 

 und Erweiterung der Bauchgefäße stark ab, und die einzelnen Pulse der 

 Druckkurve vergrößern sich während dieser Zeit deutlich; es trat also Blut- 

 drucksteigerung ein. 



Nun sehen wir aber, daß die obere Kurve neben der Veränderung der 

 Pulshöhe auch eine deutliche Volum Veränderung zeigt, aber Volumänderungen 

 im umgekehrten Sinn, als die unten, die echte Volumkurve. 



Derartige Volumänderungen der Druclikurve beobachtete Bin et auch 

 bei geringerem Druck nicht, sie treten auch nicht bei allen Versuchen ein, oft 

 zeigt die Druckkurve gar keine Volumschwankungen. (Siehe Fig. 4 und 10). 



Würde das Sphygmomanometer bei diesem Versuche noch als Plethys- 

 mograph funktionieren, wie es nach den Anschauungen Binets sogar noch 

 bei einem äußeren Druck, der dem absoluten Blutdruck entspricht, der Fall 

 sein kann, so müßte die Volumänderung der Druckkurve natürlich in gleichem 

 Sinne stattfinden, wie an der unteren, der echten Volumkurve. Da das 

 Gegenteil geschieht, ist bewiesen, daß die Kaliberänderung der kleinen Ge- 

 fäße der Weichteile keine Rolle mehr spielt, sie also bei diesem äußeren 

 Drucke völlig zusammengepreßt und blutleer sind. 



Die Ursache dieser Volumänderung kann offenbar nur in dem Dicker- 

 werden der beiden großen Arterien des Fingers infolge der eintretenden 

 Blutdrucksteigerung gesucht werden. 



Wenn die Blutdrucksteigerung geringer ist, oder der äußere Druck 

 noch größer, so kann diese Volumänderung, die nichts mit der entgegen- 

 gesetzten Veränderung der kleinen Gefäße der Weichteile zu tun hat, aus- 

 bleiben, obwohl sich die Vergrößerung der Pulse noch ausdrückt. 



Es zeigte sich bei meinen Versuchen aber ferner, daß das Sphygmo- 

 manometer selbst dann nicht als Plethysmograph funktioniert, wenn der 

 äußere Druck nur der Höhe des absoluten Blutdrucks entspricht, wie das 

 Binet (siehe oben S. 213) angibt, also bei etwa 70 mm Quecksilber, ja 

 nicht einmal bei noch weit geringerem Drucke. 



Das zeigen die Kurven in Fig. 6. Die Druckkurve in Fig. 6 a wurde 

 bei dem gewöhnlichen Quecksilberdi'ucke aufgenommen, der den absoluten 

 Blutdi'uck der Versuchsperson deuthch überstieg. 



