Über den Venen puls usw. 



387 



anderen Versuchen aber wurde die Kanüle so weit vorgeschoben, daß sie 

 mit ihrem unteren Ende und ihrer Öffnung bis in den Thorax hineinragte. 



Die Kanülen für Carotis und Vena jugularis konnten in den Versuchen 

 am Hunde bei dem großen Kaliber beider Gefäße so weit genommen 

 werden, daß aUe Druckschwankungen und Schwingungen unbeeinträchtigt 

 bis zur Manometermembran sich fortpflanzen konnten. Die lichte Weite 

 betrug an den engsten Stellen mehr als 

 2 mm. Die Carotis der Katze aber ist 

 zu eng, um die Einführung so weiter 

 Kanülen zu gestatten ; da die lichte Weite 

 an der engsten Stelle nur 1 mm oder noch 

 darunter betrug, so konnten nicht alle 

 in der Arterie vorhandenen Druckschwin- ' 

 gungen zur Manometermembran weiter- 

 geleitet und mitregistriert werden. Dieser 

 Fehler haftet also den Pulskurven von 

 der Arterie der Katze an (Fig. 4 — 6). 



An beiden Kanülen wurden die zur 

 Kegistrierung der Blutdruckschwankungen 

 dienenden Manometer angeschlossen. 

 Diese bestehen aus einem oberen und 

 einem unteren Kohrstück und einem mitt- 

 leren trommeiförmigen Teil, dessen Axe 

 zu der des Rohres senkrecht liegt. Das 

 untere Rohrstück ist 1-5 cm lang (ü), 

 hat 3 mm lichte Weite und dient zum 

 Überstreifen des die Kanüle anschließen- 

 den Schlauchstückes. Der mittlere trom- 

 meiförmige Teil T, in welchen das obere 

 und untere Rohr münden, hat beim Ar- 

 terienmanometer eine lichte Weite von 

 4 mm, beim Venenmanometer von 6 mm 

 Durchmesser. Die Achsenlänge des Trommelhohlraumes beträgt 9 mm. 

 Die eine Basis des Trommelzylinders wird durch einen einschraubbaren 

 MetaUdeckel D verschlossen, die andere dagegen durch eine Gummimem- 

 bran (M), welche unter starker Spannung übergebunden wird. Nahe der 

 unteren Zirkumferenz dieser kreisförmigen Membran wird ein rundes 

 Spiegelchen 8 von 1 mm Durchmesser aufgeklebt. Das von diesem reflek- 

 tierte Licht einer Nernstlampe dient dazu, um die Membranausschläge 

 nach Frankscher Methode photographisch zu registrieren. Am oberen 



25* 



Fig. 1. 

 Manometer. ?7 unteres Rohrstück zur 

 Verbindung mit der Kanüle, oberes 

 Rohrstück zum Anschheßen des 

 Wassermanometers und der Saug- 

 vorrichtung. H Hahn, T trommei- 

 förmiger Teil mit D Schraubdeckel, 

 M Gummimembran und S Spiegel. 



