43() Paul Hoffmann: 



trieben. Der ßollenabstand des Induktoriums betrug fast stets 36™"\ In 

 der Primärspule befand sich kein Eisenkern. 



Für höhere Frequenzen war der geschilderte Unterbrecher nicht an- 

 wendbar. Ich verwendete deshalb ein Unterbrecherrad von ca. 10 '^"'Durch- 

 messer, auf dessen Peripherie 20 Kupfersegmente mit solchen von Holz ab- 

 wechselten. Die Zuleitung geschah durch die Achse, die Ableitung durch eine 

 sehr starke Stahlfeder, die mit bedeutender Kraft auf die Peripherie drückte. 

 Das Rad wurde durch einen kräftigen Motor gedreht. Mit Hilfe dieses Unter- 

 brechers habe ich bis auf 720 Unterbrechungen in der Sekunde eingestellt, 

 ohne damit das Maximum der Leistungsfähigkeit erreicht zu haben. Bei der hohen 

 Frequenz , von 720 pro Sek. fielen allerdings unter 50 Unterbrechungen eine 

 oder die andere aus, wie die direkte Aufnahme der induzierten Ströme mit dem 

 Saitengalvauometer bewies, aber bei geringeren Frequenzen (bis 600 pro Sek.) 

 arbeitete er sehr regelmäßig. Die Registrierung der Reizfrequenz konnte, wenn 

 dieser Unterbrecher benutzt wurde, nicht mehr mit Hilfe des Pfeilschen 

 Signals erfolgen, da dieses nur bis zu einer Frequenz von 270 mitregistrierte. 

 Ich machte deshalb zwei Aufnahmen auf dieselbe Platte und zwar die 

 Kurve des Aktionsstroms und die des Reizeinbruchs, der entstand, wenn 

 ich die differente Elektrode an die Fingerspitzen hielt. Da der Motor des 

 Unterbrechers außerordentlich regelmäßig lief, ist sicher, daß der Unterschied 

 der wahren Unterbrechungszahl und der registrierten nur ein sehr geringer, 

 für die in Betracht kommenden Aufgaben ganz unbedeutender ist. 



Da bei beiden Unterbrechern keine besondere Vorrichtung angebracht 

 war, lieferte das Induktorium natürlich Schließungs- und Öffnungsschläge. 

 Ich habe mich wiederholt davon überzeugt, daß bei allen in Betracht 

 kommenden Reizstärken der Schließungsschlag motorisch absolut unwirksam 

 ist, ja kaum sensibel empfunden wird. 



Die Elektroden waren mit Schweinsblasen überzogene Trichter, die mit 

 konzentrierter ZnS04-Lösung gefüllt waren und nach deren Hals ein am- 

 algamierter Zinkstab in die Lösung eintauchte, an den die Galvanometer- 

 leitung angeschlossen wurde. Die Öffnung der Trichter betrug zwischen 

 2 und 6''™, die kleineren haben den theoretisch bedeutsamen Vorteil, daß 

 das elektrische Potential einer schärfer begrenzten Stelle abgeleitet wird, 

 die größeren dagegen den größerer ableitbarer Stromstärken und einer 

 geringeren Kondensatorwirkung des Körpers.^ 



Als reagierendes Instrument diente ein großes Saitengalvanometer. Die 

 Saiten waren Platinfäden von 8600 bis 1 1 000 £2 Widerstand. Das Saitenbild 

 wurde in fast allen Fällen mit Zeiß Apochromat 8, ohne Projektions- Okular 

 in 275"™ Abstand auf eine photographische Platte im Cremerschen Fall- 

 apparat entworfen. ~ Die Vergrößerung war demnach etwa 340 fach. 



^ Diese Verhältnisse werden später eingehender besprochen. 



