224 Ludwig Haberlandt: 



geführt wurden. Als Elektroden dienten dabei ganz dünne Platindrähte 

 mit einem Abstände von • 5 ™". Das Induktorium war mit einem Akkumu- 

 lator versorgt, der Rollenabstand betrug stets 100™™, wobei der Eisenkern 

 aus der primären Spule entfernt war. 



Der tetanische Dauerreiz währte bei diesen Versuchen 10 bis 15 Minuten. 

 Damit dabei ganz sicher jegliche Schädigung des Nerven am Orte der 

 Tetanisation vermieden werde, wurden vor allem nur mäßige ßeizstärken 

 in Verwendung gezogen. So war der Kollenabstand am Induktionsapparat, 

 der für die Ermüdungsreize bestimmt, ebenfalls nur mit einem Akkumulator 

 versehen war, entsprechend groß gewählt. Meist wurde die Tetanisation 

 bei einem Rollenabstande von 200 ™™ begonnen und derselbe im Laufe der 

 Dauerreizung allmählich auf 150™™ verringert. Auch hier fehlte in der 

 primären Spule der Eisenkern. Um aber in der genannten Hinsicht mit 

 besonderer Vorsicht zu verfahren, wurde der tetanisierende Strom dem 

 Nerven durch unpolarisierbare Pinselelektroden zugeführt. Außerdem war 

 die Tetanisationsstelle vom Orte des Prüfungsreizes stets 5 bis 10™™ ent- 

 fernt. Durch alle diese Vorsichtsmaßregeln dürfte wohl eine lokale Er- 

 müdung oder schädliche Beeinflussung des Nerven durch das Tetanisieren 

 an der in dieser Beziehung allein in Betracht kommenden Stelle des 

 Prüfungsreizes sicher verhindert worden sein. 



Zur Registrierung wurde der Crem er sehe photographische Fall- 

 apparat benutzt. Die Ausmessung der gleichzeitig angeschriebenen Kurven 

 einer 250-Schwingungsstimmgabel ergab in den meisten Fällen an der be- 

 treffenden Stelle der Platte als Abstand zweier benachbarter Gipfelpunkte 

 einen Wert von 6-7™™, woraus sich eine Geschwindigkeit von 1675™'" 

 pro Sekunde für diese Stelle berechnet. Bei dieser großen Geschwindigkeit 

 leisteten die äußerst lichtempfindlichen Lumiereplatten sehr gute Dienste. 

 Außerdem kam bei jeder Aufnahme auch der Ausschlag eines Pf ei Ischen 

 Signales zur Abbildung. Der genaue Moment des Prüfungsreizes war 

 jedoch, wenn auch in verschieden deutlichem Maße, an der Hauptkurve 

 selbst durch den Reizeinbruch in den Galvanometerkeis an einer kleinen 

 Vorzacke ersichtlich. 



Das Saitengalvanometer — als solches kam das große Edelmannsche 

 Modell in Verwendung — war mit einem versilberten Quarzfaden beschickt, 

 dessen Widerstand etwa 5000 ß betrug. Die Fadenspannung wurde bei 

 allen Versuchen so gewählt, daß ein Strom von 1 Millivolt einen Ausschlag 

 von 5™™ bei der vorhandenen Vergrößerung bewirkte. 



Die Versuche wurden in der Weise ausgeführt, daß zunächst eine 

 oder mehrere Aufnahmen zu Beginn gemacht wurden, um zu ersehen, ob 

 in jeder Hinsicht geeignete Kurven erhalten werden. War dies der Fall, 

 dann wurde sofort mit dem tetanischen Dauerreiz eingesetzt, der, wie bereits 



