RECHERCHES SUR L'ACIDE CARROMQUE. 333 



on emploie avec beaucoup d'avantage l'appareil à fonctionne- 

 ment intermittent de H. Sainte-Glaire Deville, formé de deux 

 flacons (fig. 1), ayant chacun une capacité de 10 litres 

 environ et présentant à leur partie inférieure des tubulures 

 réunies par un tube de caoutchouc d'un diamètre égal à celui 

 de chaque tubulure; ce tube de caoutchouc, dont la longueur 

 est de 80 centimètres environ, est fortement fixé à ses extré- 

 mités par des liens de caoutchouc qui exercent une pression 

 constante à cause de leur élasticité et constituent un excellent 

 moyen de fermeture; on remplit la partie inférieure de l'un 

 des flacons de morceaux de verre ou de porcelaine ou de coke, 



Fig, 1. 



substances inattaquables par les acides, et l'on recouvre ces frag 

 ments qui doivent s'élever de quelques centimètres au-dessus 

 de l'embouchure de trois ou quatre kilogrammes de marbre 

 blanc concassé; on ferme la tubulure supérieure par un bou- 

 chon de caoutchouc, traversé par un robinet métallique, sur- 

 monté d'un tube de verre courbé à angle droit; il ne faut pas 

 attacher le bouchon, car, si la pression devenait trop grande 

 da îs l'appareil, il faut que le bouchon puisse sauter pour 

 donner issue aux gaz. 



Les deux flacons étant placés sur la même table, on com- 

 mence par les remplir d'un mélange à volumes égaux d'eau 

 et d'acide chlorhydrique ordinaire; on ouvre le robinet, le 



