338 tv. awukUAwr. 



plit de mercure après avoir établi, à l'aide du robinet placé 

 dans la position (i), une communication entre la chambre 

 barométrique et le tube vertical, qui est son prolongement; 

 le métal s'élève au même niveau dans les deux tubes commu- 

 nicants, et se déverse dans la petite cuve à mercure. Gela fait, 

 le robinet de verre est tourné d'un huitième de tour dans la 

 position (â), et les trois tubes que porte l'enveloppe du robinet 

 sont fermés; le réservoir mobile est abaissé à la partie infé- 

 rieure de la pompe ; on répète ainsi l'expérience de Torricelli, 

 le mercure descend et laisse la chambre barométrique vide 

 d'air. Un récipient comme celui que représente la figure étant 

 fixé au tube horizontal, tournons le robinet dans la posi- 

 tion (3) ; l'air du récipient se répand dans la chambre baro- 

 métrique, le mercure descend; ramenons le robinet dans la 

 position (2), élevons le réservoir jnsqu'en haut, l'air extrait 

 diminue de volume, se comprime, et le robinet placé dans la 

 position (1) laisse passer les gaz à travers le mercure de la 

 petite cuve. 



Par plusieurs manœuvres semblables, plus longues à décrire 

 qu'à exécuter, on obtient dans le récipient un vide très par- 

 fait, et si les parois intérieures du ballon immergé dans un 

 bain d'eau chaude sont couvertes d'eau, la vapeur d'eau qui 

 se forme instantanément dans le vide chasse les dernières por- 

 tions de l'air contenu dans le récipient, et l'on obtient le vide 

 absolu, sauf la vapeur d'eau; la pompe à mercure offre sur 

 la machine pneumatique ordinaire un grand avantage: il n'y 

 a pas d'espace nuisible, le mercure venant toucher la clef du 

 robinet. 



On reconnaît que le vide est absolu à deux caractères : 1° le 

 mercure vient choquer le robinet et produit un bruit sec; 2° en 

 tournant ensuite la clef on ne voit pas s'échapper la moindre 

 bulle d'air à travers le mercure de la petite cuve. Le choc doit 

 toujours être amorti par un procédé qui a été indiqué d'abord 

 par le docteur Jolyet, professeur à la Faculté de médecine de 

 Bordeaux, et qui consiste à comprimer entre les doigts le tube 

 de caoutchouc qui réunit le réservoir mobile au tube baro- 



ARTICI.P. N° 8. : 



