358 N. GRÉDANT. 



col supérieur un robinet à trois voies R mis en communica- 

 tion par un tube de caoutchouc avec l'orifice d'entrée du 

 compteur. Le manchon jaugé étant plein d'air, on tourne le 

 robinet de manière à envoyer l'air dans le compteur par im- 

 mersion du manchon dans l'eau jusqu'au trait d'affleurement 

 supérieur, et l'on recommence dix fois cette manœuvre ; voici 

 le tableau des nombres obtenus : 



VOLUMES 



introduits dans 

 le compteur. 



VOLUMES 



indiqués par l'aiguille 



du compteur. 



DIFFÉRENCES 



litre. 



0',0 



» 



5 litres. 



5',4 



5',4 



10 



— 



10\9 



5\5 



15 



— 



16',15 



5',25 



20 



— 



21',30 



5S15 



25 



— 



26',40 



5\1 



30 



— 



31\55 



5',15 



35 



— 



3G',70 



5',15 



40 



— 



41',40 



4\7 



45 



— 



46',40 



5',0 



50 



— 



51',20 



4>,8 



Donc 51 ]it ,2 du compteur font exactement 50 litres et 26 1U ,4 

 du compteur font 25 litres, mais il faut toujours, avant chaque 

 mesure, ramener l'aiguille au zéro ; on peut conclure de ces 

 nombres que le compteur mesure les volumes des gaz d'une 

 manière suffisamment exacte. 



Dosage de V acide carbonique exhalé. — Nous avons été con- 

 duits à modifier l'appareil employé pour le dosage en poids de 

 l'acide carbonique en supprimant les tubes en U à pierre 

 ponce imbibée d'acide sulfurique qui présentent quelques in- 

 convénients. Quand on fait passer à plusieurs reprises 50 litres 

 d'air expiré saturé d'humidité à travers ces tubes, le pouvoir 

 absorbant de l'acide est bientôt affaibli, ce qui oblige à renou- 

 veler fréquemment l'acide sulfurique. Nous avons reconnu 

 qu'il est bien préférable d'employer, pour retenir la vapeur 

 d'eau, des flacons barboteurs à col rodé avec tubes de Durand 

 qui peuvent recevoir chacun de 500 à 600 grammes d'acide 

 sulfurique monohydraté; tout récemment Alvergniat a mas- 



ARTICLE N° 8. 



