22 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. 



5° La circulation de l'air est assurée par le jeu de cinq robinets éloignés 

 les uns des autres, ce qui nécessite une surveillance de tous les instants. 



6° Le récipient à chloroforme construit en verre mince, à ouverture trop 

 faible, est d'une fragilité très grande et susceptible de se coucher facilement ; 

 sa construction est coûteuse et son nettoyage difiicile. 



7° La présence de quatre contrepoids à pièces multiples, d'autant de 

 poulies et de montants, nécessite la'présence d'une personne qui se déplace 

 à chaque instant et constitue un exercice véritablement pénible au bout d'un 

 certain temps. 



8" La masse d'eau employée (18 à 29 litres par cylindre) pour faire plon- 

 ger les gazomètres, bien que très réduite, est encore trop considérable ; en 

 outre, ces gazomètres sont flottants et l'adhérence des parois des cylindres 

 rend souvent leur ascension ou leur descente difficile. 



9° L'appareil n'étant protégé par aucune enveloppe résistante, le transport 

 en est difficile, dangereux et coûteux. 



Le gazomètre médical dont nous présentons le plan, offre l'avantage de 

 faire disparaître à peu près complètement tous les inconvénients contre 

 lesquels nous avons eu à lutter jusqu'à présent. 



Il se compose de deux gazomètres télescopiques de forme parallépipé- 

 dique d'une capacité de 100 litres chacun, contenus dans une caisse de 

 bois susceptible de fermer au moyen d'un couvercle. La hauteur de l'appa- 

 reil fermé ne dépasse pas 60 centimètres, il a la même étendue en profon- 

 deur : sa longueur est d'environ 1 mètre. 



L'appareil développé mesure environ l m , 20 à l m ,30 de hauteur. 



Il n'existe aucun organe en saillie sur les côtés de la caisse. 



Une seule personne suffit pour le faire fonctionner. 



Le nombre des robinets est réduit à deux, et de plus, ils sont mis simul- 

 tanément en mouvement, par une seule poignée placée au milieu de l'appa- 

 reil. 



Le récipient à chloroforme est situé au sommet des gazomètres, et réduit 

 à une simple éprouvette graduée, recouverte d'une petite cloche mobile 

 munie d'un tube plongeur. 



Un seul contrepoids qu'il suffit de placer alternativement sur un cylindre 

 et sur l'autre, deux poulies, un seul montant mobile portant une règle gra- 

 duée, constituent autant de simplifications très importantes. 



La quantité d'eau peut être très réduite ainsi que le frottement grâce à 

 la forme parallépipédique des gazomètres, dont deux arêtes seulement 

 sont guidées par deux glissières placées aux extrémités de la diagonale du 

 plan de section horizontale. 



Les gazomètres construits en tôle plombée sont moins coûteux et plus so- 

 lides que ceux de zinc. 



La grande simplicité des organes, le peu de volume et la mobilité de ce 

 nouvel appareil, en font un instrument suffisant pour la pratique médicale 



